252 Sitzung der physikalisch- mathematischen Classe vom 29. März. 



ziehen von K t festgestellten Kreise hergleitet. Die Ablesung ist 

 hier 30", an den Magnaliumkreisen B und C je 1'. 



Die Fernrohre F c (Collimator) und F (Beobachtungsfernrohr) haben 

 die Einrichtung der Fernrohre der FuEss'schen Goniometer in Bezug 

 auf Vergrösserung durch auswechselbare Oculare. Als Signal dient 

 ein ScHEAUF'sches Ocular. — Die Fernrohre stellen, auf einer recht- 

 winkelig zum Träger T f angebrachten Platte befestigt, nur 6o° von 

 einander ab. Beide haben Vorschlagloupen. Unter den in jedes Fern- 

 rohr einzuschiebenden Ocularen befindet sich eins mit GAUss'schem 

 Spiegel. 



Ist der gegebene Bogenabstand der Fernrohre nicht erwünscht, 

 so sieht man eins, z. B. F c , als Collimator an, löst den Kreis bei K u 

 gebraucht das mit S r auf den Kreis aufzusetzende Fernrohr F r als 

 Beobachtungsfernrohr und stellt es unter dem gewünschten Winkel 

 zu F c ein. Hierauf klemmt man den Kreis wieder und arbeitet wie 

 gewöhnlich. 



Da sich dabei der Nonienkreis A bewegt, so muss man. wenn 

 man ablesen will, eventuell durch Lösen von K das ganze Instrument, 

 soweit es gewünscht wird , drehen. 



Die Drehung um die erste, verticale Axe A gibt einen nutzbaren 

 Winkel von 230 an einem Kreise von 18"" 5 Durchmesser. Um die 

 horizontale Axe B kann man an einem Kreise von I2 cm Durchmesser 

 240 messen, braucht indessen nur 180 , die Drehung von C (Durch- 

 messer 9 cm ) leistet 360 . Die Leistung um die erste Axe ist also gegen- 

 über dem Werthe des Hrn. Smith schon erheblich gesteigert und könnte 

 noch eine grössere Steigerung erfahren, wenn nicht Rücksichten auf 

 andere Verwendungen zu nehmen wären. 



2. Verwendung als Instrument zur Bestimmung der Brechungs- 

 exponenten vermittelst der Methode der prismatischen Ab- 

 lenkung. 



Der Krystall, bez. das aus demselben geschliffene oder durch zwei 

 seiner Flächen gegebene Prisma wird vermittelst der Centrir- und 

 Justirvorrichtung centrirt und justirt und mit der Bewegung auf A 

 oder C der brechende Winkel gemessen, wobei man sich der Fern- 

 rohre F c und F bedient. 



Dann setzt man F r mit <S' r auf den Kreis, löst K h bringt F r in 

 Opposition zu F,. und notirt den Stand des Kreises am festen Nonius 

 auf A. Hierauf bringt man mit Hülfe der Hebe- und Senkeschraube 

 bei D c den Krystall in das Gesichtsfeld der Fernrohre und fixirt durch 

 Bewegung von ihm an C und Drehung des Kreises mit F,. das Mini- 



