Klein: Krvstallpolymeter 2i")3 



mum der Ablenkung. Auch andere Methoden als die der Minimum- 

 Ablenkung können Anwendung finden. 



Vor den Spalt des Collimators wird eine Vorrichtung zur Erzeu- 

 gung monochromatischen Lichtes gebracht und auf das Ocular von F r 

 ein Nicol gesetzt. 



3. Verwendung des Instrumentes zur Bestimmung der 

 Brechungsexponenten von Flüssigkeiten. 

 Die Zusammenstellung bleibt, bis auf das zuletzt erwähnte Nicol, 

 dieselbe. An dem Krystallträger wird ein nach oben offenes, mit 

 Bügel und Stift versehenes Flüssigkeitsprisina, eventuell mit Thermo- 

 meter versehen, angebracht und verfahren wie bei dem Krystallprisma. 



4. Verwendung des Instrumentes zur Bestimmung der 



Brechungsexponenten an Krystallplatten vermittelst der 



Methode der Totalreflexion. 



Hier gelangt im Wesentlichen die Methode der streifenden Inci- 

 denz zur Anwendung, da mittelst derselben, selbst unter Anwendung 

 von Flüssigkeiten, als stärker wie die Krystalle brechenden Medien, 

 sehr gute Resultate zu erzielen sind. 



Das Verfahren ist das folgende. Man bringe die Krystallplatte 

 an die Centrir- und Justirvorrichtung und stelle sie ein. Alsdann ver- 

 sehe man das Fernrohr F e mit dem GAUss'schen Spiegel und stelle die 

 Plattenoberfläche normal zur optischen Axe des Fernrohrs. Ist dies 

 geschehen, so gebe man durch Drehung von D c um 90 der Platte 

 diejenige Stellung, in der die das Fernrohr verlassenden, einander 

 parallel zu machenden Strahlen die Platte streifend treffen. 



Um diesen Zustand der Strahlen zu erreichen, versehe man F c mit 

 einer Concentrationslinse , die die Strahlen im Brennpunkt des Objectivs 

 von F c sammelt, so dass sie aus demselben einander parallel austreten. 



Alsdann hebe man das mit Thermometer versehene Flüssigkeits- 

 gefäss O 1 und stelle es an einer an seinem Träger befindlichen Marke 

 so ein, dass seine vordere Planfläche normal zur optischen Axe von 

 F r steht. Stimmt die Stellung in der Horizontalen nicht genau , so ist 

 in F r an der Ocularstelle der GAuss'sche Spiegel einzuführen und die 

 richtige Stellung durch Drehung der Säule von zu suchen, eventuell 

 durch Anfassen und Drehen mittelst einer vorher von unten her auf 

 den Träger aufzuschiebenden cannelirten Scheibe. 2 



1 Dasselbe ist genau plan abgeschliffen; zur Unterseite ist die Glasplatte normal 

 aufgekittet. Die Unterseite ruht auf der genau justirten Tischplatte. 

 a Dieselbe ist in der Figur nicht angebracht. 



Sitzungsberichte 1900. 23 



