254 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 29. März. 



Wird dann der Träger geklemmt (Schraube sitzt unter D a ), so 

 bewegen sich Fernrohr F r , Kreis (nach Öffnung von K,) und richtig ge- 

 stelltes Gefäss gleichzeitig. Man braucht bloss das Fernrohr auf die 

 sich zeigende Grenze zu führen und den Winkel abzulesen. Natürlich 

 muss man, um daraus den Grenzwinkel zu finden, vorher den Winkel- 

 werth der Stellung kennen, die durch die Opposition von F c und F r 

 gegeben ist. 



Um das Praeparat in der Flüssigkeit um eine horizontale Axe 

 drehen zu können, besitzt der an der Centrir- und Justirvorrichtung 

 zu befestigende Träger zwei über einander befindliche Rollen. Auf 

 der untersten wird das Praeparat befestigt und dann um sie und die 

 oberste ein sich kreuzender Gummifaden gelegt, sodass derselbe wie 

 eine Schnur ohne Ende wirkt und beim Drehen der oberen Rolle die 

 untere mitbewegt. 1 



Auf diese Art kann man in bestimmten Pichtungen auf den Platten 

 und dazu nur von einer Seite her, was wegen der dann fest- 

 stehenden Beleuchtung von grossem Interesse ist, die Brechungs- 

 exponenten bestimmen. 



Die sanfte Drehung des grossen Kreisest, lässt eine Feineinstellungs- 

 vorrichtung als unnöthig, ja nicht ein Mal als erwünscht erscheinen. 



Die Beobachtung von einer Plattenseite aus ist wegen der genau 

 hergestellten streifenden Incidenz und der ebenso bewirkten Normal- 

 stellung der Gefässplanplatte an der Vorderseite zur optischen Axe 

 des Fernrohrs F r genügend gesichert. 



5. Verwendung des Instrumentes zur Untersuchung von 

 Krystallen in Medien gleicher Brechbarkeit. 

 An das Instrument ist das Mikroskop M mit der Schraube S m 

 anzuschrauben. Das Mikroskop hat eine Einstellschraube in <S und 

 ist für schwache, mittelstarke und starke Vergrösserungen eingerichtet. 

 Er hat den Polarisator und den Linsensatz in der Magnaliumaxe B, 

 das obere Nicol ist aussen aufsetzbar, die nöthigen Mikroskopattribute 

 sind beigegeben. 



Beim Gebrauch ist durch die Feststellschraube S f der Träger T f 

 in genaue Opposition zu B zu stellen und darin durch Klemmung 

 von K zu erhalten. Danach wird die Stange S, eingelegt und mit 

 den Schrauben (dieselben sind in der Fig. 2 sichtbar) über D a geklemmt, 

 Alsdann ist die Vorrichtung fertig, um die mit Rädern versehene 

 Stange in Räder am Analysator und Polarisator eingreifen zu lassen, da- 

 durch die Nicols gleichzeitig zu drehen und die Drehwinkel zu messen. 



1 C. Leiss, Die optischen Instrumente der Firma R. Fuess 1899, S. 55. — Zuerst 

 für ein vom hiesigen Institut bezogenes Instrument gefertigt. 



