Klein : Krystallpolymeter. 



255 



a. Bestimmung der Hauptschnitte und Messung des Winkels der optisclwn Axen. 



Der Krystall wird an derCentrir- und Justirvorrichtung 1 nach Gonio- 

 meterart angebracht und richtig gestellt. Danach wird er in das die Flüssig- 

 keit von gleichem Brechungsverhältniss enthaltende Gefäss eingetaucht. 



Da die Cylindersch litten des Centrir- und Justirapparates weite 

 Bewegungsfähigkeiten haben, so kann man gewisse Richtungen im 

 Krystalle, namentlich optische Hauptschnitte, horizontal stellen und 

 daher eventuell den Abstand der Axenpole messen. 



Hierzu kann man sich, bei Anwendung einer BERTRAND'schen 

 Linse (Einführung links unter F c ), eines mit Theilung versehenen Oculars 

 bedienen und dasselbe mit einer ScHWARZMANN'schen Scala auswerthen 

 oder ein Mikrometerschraubenocular verwenden, oder die Bogenabstände 

 am Kreise C ermitteln. Da die Winkel mit der Stellung von Objectiv 

 zu BERTRANö'sclier Linse und Ocular etwas wechseln, so hat man diesen 

 Wechsel vorher zu bestimmen. 



1 Diese ist an beiden Cylinderschlitten mit Theilung versehen, Ablesung 5 Mi- 

 nuten; eine anklennnbare Loupe ist in der Figur weggelassen. 



23* 



