25o Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 29. März. 



b. Fixirung der Lage der Auslöschungsschiefen auf den Flächen einer Zone. 



Für diese Bestimmungen von grösster Bedeutung waren 

 zwar die früheren Instrumente 1 theoretisch richtig construirt, aber ihr 

 Bau erwies sich , wie die Erfahrung lehrte , als zu wenig stabil. 

 Durch das neue Instrument mit der soliden Fügung seiner 

 Theile T„ T b , B, T c ist diesem Übelstand gründlich abge- 

 holfen und etwas ganz Zuverlässiges erreicht worden. 



Wie Krystalle können natürlich auch Krystallplatten, richtig ge- 

 schliffen, untersucht werden, und es kann dabei namentlich auch er- 

 mittelt werden, indem man die vertical gestellte Scala des Oculars 

 im Mikroskop einerseits benutzt und die Drehung an dem Kreis C 

 andererseits heranzieht, um welchen Betrag eine doppelt schief im 

 Gesichtsfeld sich zeigende Erscheinung, z.B. eine optische Axe, vom Null- 

 punkt absteht. 2 Die Winkelwerthe der Theilung im Ocular sind natür- 

 lich vorher zu bestimmen, und die Platte ist mit Hülfe des GAUss'schen 

 Spiegels normal zur Instrumentaxe zu stellen. 



6. Verwendung des Instrumentes zur Untersuchung von 

 Mineralpartieen im Dünnschliff und dickerer Schliffe. 



Hier wie bei den Bestimmungen unter 5 ist das Fernrohr F r 

 unnöthig und zu entfernen. 



Man befestigt den Dünn- oder Dickschliff mit Klemmen auf 

 einem nicht zu dicken Metallring, der an seiner Peripherie mit einem 

 Stift versehen ist, welcher in die Centrir- und Justirvorrichtung ein- 

 greift und dort mit einer Schraube festgehalten wird. 



Man kann höher und tiefer stellen durch die Schraube bei D c ; 

 von links nach rechts bewegt man mit dem einen, passend gestell- 

 ten Centrirschlitten. 



Alle Untersuchungen von Dünnschliffen im gewöhnlichen Lichte 

 auf allgemeine Erscheinungen, Umgrenzungen, Einschlüsse, im pa- 

 rallelen polarisirten Lichte auf Pleochroismus, Auslöschungsschiefen, 

 Charakter der Doppelbrechung lassen sich mit dem Instrumente gut 

 ausführen. 



Ebenso lässt sich dasselbe als v. FEDOROw'scher Drehapparat mit 

 drei Axen benutzen. Diese Axen sind die des Kreises C und darauf 

 und untereinander senkrecht die der zwei mit Schrauben zu bewe- 

 genden Cylinderschlitten des Justirapparats. (Nutzbarer Ausschlag 

 links und rechts je 45 — 50 .) Die Wirkung des einen der letz- 

 teren ersetzen unter Umständen, d. h. bei passender Stellung des 



1 C. Klein, diese Berichte 1895, S. 91 u. f.; 1899, S. 350. 



i Auch das Mikrometerschraubenocular kann hierzu verwandt werden. 



