Klein: Krystallpolymeter. 257 



Schlittens, die gleichzeitig drehbaren Nicols. Dabei kann auch mit 

 auf die Vorder- und Rückseite des Praeparats aufgeklebten Linsen ge- 

 arbeitet werden. 



Im convergenten Lichte sind Untersuchungen auf Axenaustritt, 

 sodann die zur Bestimmung des Charakters der Doppelbrechung u. s. w. 

 auszuführen. 



Liegen dicke Schliffe vor, so ist durch passende Objective 'und 

 Oculare das Instrument leicht zur Beobachtung der Axenerscheinun- 

 gen ähnlich einem NöRRENBERG'schen Polarisationsinstrument umzu- 

 gestalten. 



In vielen Fällen wird es sich zeigen, dass die Bestimmungen, 

 welche sonst ein-, zwei- und dreikreisiges Goniometer, Spectrometer, 

 Totalreilectometer, Axenwinkelapparat, Drehapparate nach v. Fedorow 

 und nach C. Klein, ferner Mikroskop, für paralleles und für conver- 

 gentes polarisirtes Licht, Nörrenberg'scIics Polarisationsinstrument ein- 

 zeln leisten, am Krystallpolymeter zusammen auszuführen sind. Das 

 Instrument leistet also das, was sonst zehn Instrumente ermöglichen 

 und arbeitet des Öfteren mit einem ein Mal angesetzten und 

 eingestellten Krystall. 



Hierdurch und durch die Sicherheit der Ausführung 

 der Beobachtung in jedem einzelnen Falle tritt die Bedeu- 

 tung des Instruments zu Tage. 



