Vogel: Fortschritte d. Bestimmung d. Sternbewegung i. d. Gesichtslinie. 375 



spectrums unter dem Messapparat mit einer Genauigkeit bestimmt 

 werden konnte, die einer Bewegung von Bruchtheilen einer geo- 

 graphischen Meile entsprach. Weiter kam hinzu, dass, wo es das 

 Spectrum des Sterns zuliess, nicht nur die Lage einer Linie im Stern- 

 spectrum zu der einer entsprechenden Linie im Vergleichsspectrum 

 festgelegt wurde, sondern mehrere Linien zur Bestimmung der Ver- 

 schiebung zugezogen wurden. Sodann wurde eine sicherere Identifici- 

 rung der Linien in einem Sternspectrum durch directe Vergleichung mit 

 einer Aufnahme des Sonnenspectrums während der Messung angestrebt. 



Ich kann mich auf diese allgemeinen Angaben beschränken, da 

 sowohl der Apparat als auch die Methode der Ausmessung der Platten 

 und der Reduction der Beobachtungen hinreichend aus der eingehenden 

 Beschreibung im I. Theile des VII. Bandes der Publicationcn des Astro- 

 physikalischen Observatoriums bekannt sind, möchte aber noch Einiges 

 hier hinzufügen zur sicheren Kennzeichnung des Standes dieses Wissen- 

 schaftsgebietes nach Abschluss unserer Beobachtungsreihe am Anfang 

 des verflossenen Jahrzehnts und möchte auch eine Beurtheilung unserer 

 Beobachtungen von dem durch reichere Erfahrung erhöhten Standpunkte 

 aus nicht unterdrücken. 



Zunächst möchte ich anführen , dass einige der Vorsichtsmaass- 

 regeln, die bei den Beobachtungen angewandt wurden, und die als 

 zu weit getrieben erscheinen könnten, durch das wenig geeignete In- 

 strument bedingt waren. Der Potsdamer elfzöllige Refractor ist sehr 

 leicht gebaut und besitzt noch ein Holzrohr, durch welches ein starker 

 Einiluss der Temperatur auf die Änderung der Focalweite gegeben ist. 

 Das Holzrohr ist zwar conisch , hat aber eine sehr merkbare Durch- 

 biegung. 



In Folge der geringen Stabilität des Fernrohrs musste eine Vor- 

 richtung ersonnen werden, um den Stern sicher auf den Spalt zu bringen 

 und ihn dort an richtiger Stelle während der Exposition der photo- 

 graphischen Platte zu halten. Es gelang das auf einfache Art dadurch, 

 dass das an der vorderen Fläche des ersten Prismas reflectirte Bild 

 des durch eine Geissler'sche Röhre erleuchteten Spaltes gleichzeitig 

 mit dem Bilde des Sterns mit einem kleinen Fernrohr beobachtet 

 wurde. Diese Methode des Haltens scheint später von allen Beob- 

 achtern, die Bewegungsbestimmungen auf spectrographischem Wege 

 ausgeführt haben, acceptirt worden zu sein. Bei einigen neueren In- 

 strumenten, z. B. bei dem grossen Potsdamer Refractor, ist sie nicht 

 unbedingt mehr erforderlich, da das Fernrohr mit einem Leitrohr von 

 derselben oder nahezu derselben Focallänge verbunden ist. 



Obgleich ich bestrebt war, mit der Construction des Stern -Spectro- 

 graphen im Jahre 1888 etwas ganz Neues zu schaffen, stand ich doch 



