H76 Sit/.un:; dei' phys. - m.-itli. Ciasse v. 19. April. — Mittheilung v. 29; März. 



in Bezug auf die Prismen noch im Banne der Zeit und wählte zu- 

 sammengesetzte, sogenannte RuTHERFURn'sche Prismen , die damals für 

 die vorzüglichsten galten und in der That den Vortheil besitzen, bei 

 derselben Dispersion geringere Ablenkung und damit geringere Krüm- 

 mung der Spectrallinien zu geben, und wegen des weniger schrägen 

 Auffallens der Lichtstrahlen einen geringeren Verlust durch Reflexion 

 bedingen. Später haben aber hier angestellte eingehendere Unter- 

 suchungen gezeigt, dass einfache Prismen vorzuziehen sind, und auch 

 anderwärts ist man mehr und mehr von der Verwendung der Prismen- 

 systeme abgekommen. Wir selbst haben bei den Beobachtungen mit 

 dem Spectrographen die Erfahrung gemacht, dass in den verkitteten 

 Prismen bei Temperaturen unter — 2° Spannungen auftreten, die eine 

 Verwaschenheit der Spectra im Gefolge haben. 



Die vorhin erwähnte starke Durchbiegung des Holzrohres des 

 elfzölligen Refractors kann zur Folge haben, dass das Collitnatorrohr 

 und die Prismen in manchen Lagen des Fernrohrs nicht völlig aus- 

 genutzt werden, was bei guter Justirung, bei ganz vollkommen her- 

 gestellten Prismenflächen und bei vollkommener Homogenität der zu 

 den Prismen verwendeten Glasmasse mit Ausnahme eines geringen 

 Lichtverlustes ohne schädlichen Einfluss auf die Beobachtungen blei- 

 ben würde. 



Nun haben sich aber, wie gesagt, Spannungen in den Prismen 

 und damit in Verbindung stehende Inhomogenitäten im Glase bei nie- 

 deren Temperaturen deutlich gezeigt, die jedenfalls nicht nur eine 

 Verwaschenheit der Spectra und eine damit verbundene geringere Ge- 

 nauigkeit hervorgebracht haben , sondern auch in Bezug auf die Linien- 

 verschiebung nicht ganz ohne Einfluss geblieben sind. Wenn auch 

 dieser Einfluss in den meisten Fällen ein ausserordentlich geringer 

 gewesen sein wird, so kann er doch in aussergewöhnlichen Lagen 

 des Fernrohrs, wie sie bei Sternen, die nahe dem Pole stehen, vor- 

 kommen, bemerkbar geworden sein, und möglicherweise sind damit 

 stärkere Abweichungen, welche die Beobachtungen an einigen wenigen 

 Sternen, verglichen mit den Resultaten anderer Beobachter, gezeigt 

 haben, zu erklären. Wir haben bei den Beobachtungen stets das 

 Fernrohr nur in der Lage (Ost oder West) benutzt, in welcher die 

 Justirung der optischen Axen von Collimator und Fernrohr vorge- 

 nommen worden war. Die Ermittelung des Einflusses, den ein Nicht- 

 zusammenfallen beider Axen auf die Linienverschiebung in den Spectren 

 etwa hervorgebracht hat, ist nachträglich nicht ausführbar; er wäre 

 auch kaum zur Zeit der Beobachtungen zu bestimmen gewesen, da 

 er ausser von der Declination und vom Stundenwinkel von den Tem- 

 peraturänderungen in den Prismen und den damit in Verbindung 



