Vogel: Fortschritte d. Bestimmung d. Ste.rnbewegung i. d. Gesichtslinie. 377 



stehenden Spannungen abhängt. Schon die Ermittelung der wahren 

 Temperatur der Prismen im allgemeinen ist mit Schwierigkeiten ver- 

 knüpft, und an eine Bestimmung der Temperatur einzelner Theile der 

 Prismen kann daher nicht wohl gedacht werden. Bei einer grossen An- 

 zahl von Beobachtungen, unter möglichst verschiedenen Verhältnissen 

 angestellt, würde man annehmen können, dass die etwa auftretenden 

 Fehler sich aufheben werden. Es wird jedoch wohl möglich sein, 

 durch eine Vergleichung der Potsdamer Beobachtungen mit den von 

 anderen Beobachtern und mit anderen Instrumenten erhaltenen Re- 

 sultaten später auch Aufschluss über die Fehler, welche von der Lage 

 des Spectrographen abhängig gewesen sind, erlangen zu können. 1 Bei 

 neueren Instrumenten mit einfachen Prismen und grösserer Stabilität 

 des Beobachtungsrohres sind derartige Fehler überhaupt kaum zu er- 

 warten. Der Eintluss der Temperatur auf die Brennweite des Refractor- 

 objectivs und auf die Brennweite des Collimator- und Camera- Objectivs, 

 sowie die mit der Temperatur sich ändernde Dispersion der Prismen ist 

 von uns auf das sorgfältigste studirt und sowohl bei den Beobachtungen 

 wie auch bei den Reductionen der Messungen berücksichtigt worden. 

 Als Vergleichsspectrum diente fast ausschliesslich das Wasserstoff- 

 spectrum. Es wurde versucht, auch die Magnesiumlinie 448^ zu ver- 

 wenden, die in einigen Sternspectren sehr scharf ist, während zugleich 

 die Wasserstoff linie Hy breit und verwaschen ist, jedoch ohne Erfolg, 

 da diese Linie im Funkenspectrum diffus erscheint. Mit Vortheil 

 lässt sich aber das Eisenspectrum als Vergleichsspectrum anwenden, 

 und ich habe auf die Bedeutung der Benutzung dieses Spectrums sowie 

 anderer Metallspectra hingewiesen, die Beobachtungsmethode eingehend 

 beschrieben und an einem Beispiel — Siriusspectrum — durchge- 

 führt. 2 Noch besser als das Siriusspectrum mit den äusserst feinen 



1 Bisher sind mir nur Beobachtungen über Bewegungsbestimmungen von etwas 

 mehr als der Hälfte der in Potsdam beobachteten Objecte von Belopolsky, Campbell, 

 Newall und Lord bekannt geworden, von denen ich einen grossen Theil brieflichen 

 Mittheilungen der HH. Belopolsky und Campbell verdanke. Aus der Vergleichung 

 derselben mit den Potsdamer Beobachtungen lässt sich vorläufig Folgendes ableiten. 

 Die Abweichung der Potsdamer Resultate von denen der genannten Beobachter beträgt 

 bei 23 Objecten im Durchschnitt ±2.8 km, mit einiger Sicherheit geht aus der Ver- 

 gleichung weiter hervor, dass bei Sternen mit negativer Bewegung die Potsdamer VVerthe 

 durchschnittlich 1.2 km 7.11 gross, die mit positiver Bewegung 0.7 km zu klein gefunden 

 wurden. Noch deutlicher spricht sich diese constante Abweichung aus, wenn man nur 

 die CAMPBELL'schen Beobachtungen in Betracht zieht. Es ergibt sich im Mittel aus 

 19 Objecten die Abweichung V.S. — C. = ±2.7 km; die negativen Sternbewegungen sind 

 im Durchschnitt von Vogel, Scheiner 2.5 km grösser, die positiven 1.6 km kleiner ge- 

 funden worden als von Campbell. Bringt man diese Durchschnittswerthe an die Beob- 

 achtungen an, so ergibt sich als mittlerer Betrag der Differenz V.S. — C. = ± 2.0 km. 



1 Diese Berichte, 1891 XXVIII. 



