386 Sitzung der phys.-math. Classe v. 19. April. — Mittheilung v. 29. März. 



vortreten, kann, dank der HARTMANN'schen Interpolationsforrnel 1 , die 

 Ausmessung des Stern- und des Vergleiclisspectrums ganz direct vorge- 

 nommen werden. Man kann sogar die Linienverschiebung in einem 

 Sternspectrum, dessen Linien bekannt sind, noch genau ermitteln, 

 wenn das daneben befindliche Vergleichsspectrum keine identischen 

 Linien mit dem Sternspectrum besitzt; man kann z.B. neben ein Stern- 

 spectrum mit Wasserstoff- und Cleveitgaslinien das Eisenspectrum als 

 Vergleichsspectrum legen. 



Bei den CAMPBELL'schen Aufnahmen ist der w. F. der Differenz 

 zwischen einer Linie im Sternspectrum und der entsprechenden im 

 Vergleichsspectrum zu ± 1.2 km anzunehmen, und da man leicht io 

 bis 20 Linien in einem Spectrum der II. Spectralclasse finden wird, 

 die gut messbar sind, lässt sich der w. F. des Mittels der an einer 

 Platte angestellten Messungen aufdb^-km bringen. Geringe Verände- 

 rungen des Apparats während der Aufnahme, geringe Unterschiede 

 in der Auffassung der Linien beim Messen, minimale Verziehungen der 

 photographischen Schicht und dergleichen unvermeidliche Einflüsse 

 können auch hier nicht ausgeschlossen sein; sie geben sich dadurch 

 zu erkennen, dass der w. F. des Endresultats aus einer grösseren An- 

 zahl von Aufnahmen eines und desselben Objects stärkere Abweichungen 

 zeigt, als nach dem aus den Einzelbeobachtungen an einer Platte ab- 

 geleiteten w. F. zu erwarten ist. Nach den bisher von Campbell mit- 

 getheilten Beobachtungen an helleren Sternen ist der w. F. der aus 

 einer Platte ermittelten Verschiebung aber noch unter ± i km gelegen. 



Die eingehende Beschreibung des Mills -Spectrographen von Camp- 

 bell und die Möglichkeit directer Prüfung von Spectrogrammen . die 

 mit dem Apparate erhalten worden waren, ist mir von grosser Wich- 

 tigkeit gewesen, da die für den neuen grossen Refractor für Potsdam 

 bestimmten Spectrographen, welche nach meinen Angaben vom Mecha- 

 nicus Toepfer in Potsdam ausgeführt worden sind, gerade zu der Zeit 

 so weit vollendet waren, dass eine erste Prüfung vorgenommen wer- 

 den konnte. Im Jahre 1897 war mit der Ausführung zweier Spectro- 

 graphen begonnen worden, der eine mit drei einfachen Prismen mit 

 180 Ablenkung, der andere nur mit einem einfachen Flintglasprisma. 

 Dr. Hartmann, den ich beauftragt hatte, die Justirung und Prüfung 

 der optischen Theile dieser Apparate auszuführen, hat alle Kraft daran 

 gesetzt, etwas ganz Ausgezeichnetes zu erreichen 2 , und es ist erfreu- 

 lich, aussprechen zu können, dass der neue Spectrograph mit drei Pris- 



1 Publ. des Astrophys. Obs. zu Potsdam. XII Nr. 42. 



2 Näheres über die eingehenden Untersuchungen und über die Prüfungsmethoden 

 ist aus den Mittheilungen von Dr. Hartmann über die beiden Apparate, Zeitschrift für 

 Instrumentenkunde 1900 Januar und Februar, zu ersehen. 



