392 Sitzung der phys.-math. Classe v. 19. April. — Mittheilung v. 29. März. 



Für die von mir benutzte wässerige Lösung von reinem Eisen- 

 chlorid war 



<r = 1-4933 f-io 10 = 320.9. 



Derselben wurde ein Tropfen reiner Salzsäure zugesetzt, um die Bildung 

 colloidaler Eisenverbindungen mit anderm magnetischen Verhalten zu 

 verhindern. 



Die Volumenänderung wurde an Thermometern aus diamagnetischem 

 Flintglas beobachtet, die mit derselben Eisenchloridlösung wie das 

 magnetische Manometer gefüllt waren. 



Das magnetische Thermometer A war der Thermometer- Conden- 

 sator Nr. 3 2 aus englischem Fliutglas , der früher zu Versuchen über 

 elektrische Ausdehnung 1 gedient hatte, mit einer Thermometerkugel 

 von 5i m . m 2 Durchmesser und einer mittleren Wanddicke von o m . m 207, 

 an welche eine verticale Capillarrölire von 320"™ Länge und o n ™543 

 Durchmesser angeschmolzen war. Einer Verschiebung der Flüssig- 

 keitskuppe im Capillarrohr von i mm entsprach eine Volumenänderung 

 von 0.00000328. Mit einem Kathetometer - Mikroskop konnte noch 

 eine Verschiebung der Flüssigkeitskuppe im Capillarrohr von 0.0 1 bis 

 0.002 mm beobachtet werden. 



Bei dem magnetischen Thermometer B war die Kugel durch eine 

 sogenannte feuchte Kammer für mikroskopische Untersuchungen ersetzt, 

 ein flaches cylindrisches Gefäss aus englischem Flintglas von 35 mm 

 Durchmesser und 4™ m Länge, dessen sehr dünne schwach gewölbte 

 Seitenwände einander die convexe Seite zuwandten. Das Capillarrohr 

 von 26o mm Länge und 0T33 Durchmesser war durch eine kegelförmige 

 Kammer von 3 mm Höhe und 3"™ Durchmesser an der Basis mit dem 

 flachen Thermometergefäss verbunden. Einer Verschiebung der Flüssig- 

 keitskuppe im Capillarrohr um i mm entsprach eine Änderung von 0.047 

 des ursprünglichen Volumens. 



In beiden Thermometern A und B verschob sich bei constanter 

 Temperatur die Flüssigkeitskuppe gegen die Mündung des Capillarrohrs, 

 wenn durch Umkehren des Instruments das verticale Capillarrohr nicht 

 mehr über, sondern unter dem Thermometergefäss lag und dadurch 

 der hydrostatische Druck auf die Innenseite der Gefässwand verklei- 

 nert wurde. 



Um diese Druckänderung genauer zu messen, wurden die Ther- 

 mometer A und B mit Wasser gefüllt, in die Capillarröhren ein Queck- 

 silberfaden von i72 mm o bez. von 74™ m 9 Länge gebracht. Ausser dem 

 Quecksilber drückte dann noch eine Wassersäule von 184 bez. 168. 1 mm 

 auf die Glaswand in der Mitte des Thermometergefässes. Durch Um- 



! G. Quincke , Wiedem. Ann. 10, S. 187, iS 



