DoKN : Eine Besliininimi; des Oli; 



HR 



733 



J 



27rv 



tg*, 



(y) 



wo * die Alllenkung der Tang-entenbussole, R ihren Radius, v die 

 Zahl ihrer Windungen bedeutet. 

 Hiernach wird : 



P = -r = 'P 



IV + tü,j 27n/ 



Äß tg * 



:io) 



Bequem i.st es, nicht jd, sondern (pH) zu berechnen, da letztere Grösse 

 vom Erdmagnetismus unabhängig ist. 



Das Trägheitsmoment K kann mit Hülfe der lieoliachteten Schwin- 

 gmigsdauer T eliminirt werden, für welche die Formel gilt 



TT' K 



"^ HM{i + &)' ^"^ 



Aus (4) in Verbindung mit (6) und (11) folgt endlicli 



2'io"'nTM , ^ 



(12) 



TT' ipHY 31{l + &) ' 



der hierin vorkommende Quotient MjH wurde aus Al)lenkungsbeob- 

 achtungen erhalten, bei denen der Magnet des Galvanometers aus der 

 ersten Hauptlage (nach Gauss) auf das Magnetometer der Tangenten- 

 bussole wirkte. Zur Controle wurde auch die Ablenkung eines an 

 die Stelle des Galvanometermagnets gebrachten Hülfsmagnets ge- 

 messen. 



An vorstehenden einfachen Formeln ist imn aber noch eine 

 grosse Anzahl von Correctionen anzubringen. 



Bezeichnet n den Goefficienten der Selbstinduction des Galvano- 

 meters, so ist in (i) (und demnach auch in (3)) rechts noch der 

 Factor hinzufügen' 



n A 1 /tt- + XI 



TT- + ^' 



so dass (3) mm übergeht in 

 W 



il 



■n 



TT +A^ 



+ A^- 



n A 



'tt^+AJ 



TT- + A- 



Ki ,' 



Das log. Decr. A muss auf unendlich kleine Amplituden reducirt 

 werden"; dann ist in (i) und (4) statt q zu schreiben g^, womit das 

 Drehungsmoment des Stroms i auf den nicht abgelenkten Magnet be- 

 zeichnet ist. 



' E. Dorn, Wied. Ann. Bd. 17. S. 783. 1882. 

 ''■ K. Schering, Wied. Ann. Bd. 9. S. 472. 1880. 



70* 



