Dorn: Eine Bestimiiiiriin (li\s Olim. 7B5 



0'° Ht üZ 



H,. 



{p^HrYi^^ + y-ci\{i + Q) 



(12') 



Die Grösse MjHj ist aus den ALlenkungsbcoliacliluiincn nach 

 der schon von Lamont .2,'f'S''^l'Pii<^ii Formel zu bereelineii 

 M _ I {i + &')rHg4/ 



1 + ^ + 5 



(15) 



P2 = 2«;- — 3«' ( I — 5 sin 4^') 



P4 — 3^1'* "~ i 5''" "1' ( ' — 5 «in-v^") + ''-/s r/^ ( I — 1 4 sin\i/- + 2 i sin\|/') , 

 wo r der Magnetal)stand, v// die Ablenkung, o und «, der hall)e Pol- 

 abstand von Hülfs- und Hauptmagnet, 0' das Torsionsverhältniss des 

 ersteren ist. 



Erwähnt sei noch, dass ich in Folge einer Bemerkung von Lord 

 Rayleigh' versucht habe, den Einlluss der in der Masse des Magnets 

 l)ei seiner Bewegung durch Erdmagnetismus und Strom im Multi- 

 plicator inducirten Ströme auf die Dämpfung zu schätzen. Derselbe 

 ergab sich verschwindend klein, was auch durch eine Vergieiclning 

 mit den Beobachtungen von Hrn. Himstedt" über die Dämpfung 

 schwingender Kupferkugeln im magnetischen Felde wahrscheinlich 

 gemacht wird. 



Die Änderung der Temperatur und d(\s P'.rdmagnetismus während 

 der Beobachtung habe ich in Reclniunü' ffezoö'en. 



Sämmtliche Beobachtungen sind in dem nordöstlichen Saal des 

 Erdgeschosses der Technischen Hochschule zu Darmstadt angestellt, 

 dessen drei Fenster nacli Nord liegen. Zur festen Aufstellung der 

 Apparate dienten fünf auf das Kellergewölbe aufgemauerte Steinplatten. 

 Störungen von aussen waren während der Beohachtungszeit (Abends 

 von 7 Uhr an und Sonntag Nachmittags) äusserst selten mid machten 

 sich zudem an den fortlaufend abgelesenen Variationsinstrumenten 

 sofort bemerklich , so dass eine gestörte Beobachtung gleich wieder- 

 holt werden konnte. 



Bei der Herstellung der Apparate richtete ich mein Augen- 

 merk auf Vermeidung oder wenigstens möglichste Herabsetzung 

 magnetischer Localeinflüsse. Da alle Kupferdrähte, welche 



' Lord Rayleigh, Wied. Ann. Bd. 24. S. 214. 1885. 

 ^ HiMSTEDT. Wied. Ann. Bd. 11. S. 812. 1880. 



