78G Sitzung der ])liy.sikalisc'li- mathematischen Classe vom 5. Juli. 



ich käuflich erhalten konnte, sich magnetisch erwiesen, war ich 

 genöthigt eigene Versuche zur Erzielung eines unmagne- 

 tischen Drahts zu unternehmen. 



Die HH. F. A. Hesse Söhne in Heddernheim und W. G. Otto 

 in Darmstadt, denen ich auch an dieser Stelle meinen Dank aus- 

 spreche, stellten mir die nöthigen Hülfsmittel und Arbeitskräfte zur 

 Verfügung, und nach längeren Bemühungen gelang es mir, unraagne- 

 tischen Kupferguss und Draht zu erhalten. 



Die für das Galvanometer erforderliche Drahtmasse, etwa 20''', 

 wurde von Hrn. Obermaiee in Nürnberg mit weisser Seide besponnen, 

 und das fertige Instrument erwies sich schwach diamagnetisch. 



Das Galvanometer wurde in einen Glaskasten gesetzt, der später 

 noch eine theilweise doppelte Holzumhüllung erhielt. Unter dem 

 Glaskasten stand ein Thermometer innerhalb einer Drahtrolle aus 

 demselben Draht wie das Galvanometer, deren Durchmesser mit der 

 Dicke der Galvanometerwindungen übereinstimmte. 



Der Magnetträger für- das Galvanometer (wie auch für ein 

 Magnetometer zur Intensitätsmessung) war aus Elektrolytkupfer 

 gefertigt, die Zusatzgewichte zur Bestimmung von Trägheitsmomenten 

 aus diamagnetischem Messing. 



Die Tangentenbussole hatte 5 Windungen eines blanken 

 Kupferdrahts, der auf eine sorgfältig altgedrehte Marmorscheibe auf- 

 gewunden war. Die einzelnen Windungen waren durch einen mit 

 aufgewickelten dünneren besponnenen Kupferdraht von einander isolirt; 

 der Marmor war diamagnetisch und isohrte ausreicliend. 



In der Tangentenbussole fanden zwei metallfreie Magneto- 

 meter mit TöPLEK'scher Luftdämpfung Verwendung, deren Constructiun 

 von Hi-n. F. Kohlrausch herrührt. 



Die Lager für den Hauptmagnet bei der Bestimmung von 

 MjH waren ebenfalls metallfi-ei. 



Der Dämpfer des Intensitätsvariometers nadi F. Kohlrauscu und 

 des zugleich als Declinationsvariometer dienenden aperiodischen Galva- 

 nometers bestand aus Elektrolytkupfer und war schwach diamagnetisch. 



Der Gang der Uhr mit Holzpendel wurde durch Sonnen- 

 beobachtungen controlirt; alle Längenmessungen sind auf ein in 

 meinem Privatbesitz befindliches von Hrn. Dr. Pernet in Sevres be- 

 riclitigtes Meter bezogen, die wenigen Wägungen auf zwei ebenfalls hi 

 Sevres verglichene Quarzgewichte. 



Als Nebenschluss bei der Bestimmung der Galvanometerfunction 

 diente, wie bei meiner ersten Arbeit, ein lilanker auf 4 Glasstälje 

 aufgewundener Neusilberdraht, der in remes Benzol tauchte. Es fanden 

 zwei derartige Drähte von verschiedener Dicke Verwendung. 



