Dorn: Eine Bcstimiiiiinfj; des Ohm. 737 



Um bei den Dämpfungsbeohachtungen zum Galvanometer bekamite 

 Widerstände hinzufügen zu können, Labe ich durch Hrn. Mechaniker 

 Waiblek einen besonderen Widerstandssatz (WQ) von 2 X 0.5 

 Tuid 9X1 S.E. anfertigen lassen, bei dem die Verbindungen nicht 

 durch Stöpsel, sondern durch Quecksilbernäpfe in Kupferblöcken 

 und Kupferbügel hergestellt waren. Ein derartiger Bügel besass nur 

 einen Widerstand von 0.000028 S.E., also sehr viel weniger als ein 

 Stöpsel (0.000 1 — 0.0002), und die Contacte waren vollkommen sicher. 



Ausserdem standen zwei Stöpselrlieostaten und ein Universal- 

 widerstand' von Siemens & Halske zur Verfügung. Diese, wie der 

 oben erwähnte Widerstand WQ, befanden sich zum .Schutz gegen 

 Temperaturänderungen in Pappkasten mit einer Wattenlage von meh- 

 reren Centimetern. Thermometer waren mit ihrem Gefässe bis in den 

 die Drahtrollen enthaltenden Raum eingesenkt. 



Erwähnt sei noch, dass nur Milchglasscalen benutzt wurden , deren 

 Theilfehler für jeden Gentimeter-Strich (bez. jeden zweiten) festgestellt 

 waren , und dass alle Thermometer auf ein von mir ealibrirtes Normal- 

 thermometer bezogen sind. 



Der Widerstand des Galvanometerkreises bei den 

 Dämpfungsbeobachtungen muss in m/mm" H^ bekannt sein. 



Hr. F. Kohlrausch hatte die Güte, im April 1884, Septcmb(!r 

 und November 1885 eine SiEMENs'sche Doseneinheit (Nr. 2674 vom 

 Februar 1884) und zwei Neusilberdrähte (DI. und DU) von etwa 

 I S. E. mit den in Würzburg hergestellten Normalquecksilberröhren 

 durch Hrn. Dr. Strecker und Hrn. Dr. Kreichgauer vergleichen zu 

 lassen. Vor und nachher wurden die betreffenden Stücke nach der 

 Methode des übergreifenden Nebenschlusses" mit einer alten Dosen- 

 einheit (Nr. II 95) verglichen, welche in Darmstadt blieb. 



Nun konnten auch die einzelnen Stücke WQ in m/mm" aus- 

 gedrückt werden und weiter durch Vergleichung auch der Galvano- 

 meterwiderstand.^ 



' Diesellien wurden niehrfacli unter Berücksichtigung der von mir Wied. Ann. 

 Bd. 22, S. 558, 1884 hervorgehobenen Umstände cahbrirt,, und die Tempei-nturcoeffieienten 

 diM- i'ür die Beobachtungen wesenthchen RoUen einzeln bestinunt. 



" F. Kohlrausch, Wied. Ann. Bd. 20, S. 76, 1883. 



^ Es zeigte sich, dass von April 1884 bis November 1885 die Doseneinheit 

 Nr. 1 195 innerhalb des möglichen Fehlers der SxRECKER'schen Beobachtung (0.000 1 S.E.) 

 constant geblieben war; Nr. 2674 hatte um 0.00047 '^-E- zugenommen, DI und Dil 

 (aus einem von Siemens & Halske bezogenen Neusilberdraht) um 0.00175 bez. 

 0.00182, die einzelnen Stücke von WQ (von Februar 1884 bis Januar i886) um 0.00197, 

 während ihi- Verhältniss bis auf wenige Hunderttausendtheile identisch gefunden wurde. 

 Hieraus geht hervor, dass die relative IJnveränderliclikeit mehrerer I)i-äht& gar keine 

 Bürgschaft für die alisohite liietet. 



