738 Sitzung der physikalisch -matliematischen Classe vom 5. Juli. 



Für die Bestimmung der Galvanometerfunetion wird das Ver- 

 hältnisa der Widerstände des Nebenschlusses ?p„ und des Galvano- 

 meterzweiges M)y gebraucht. (Vergl. Formel (ig) und (lo')). w„ betrug 

 nahe lo S.E. tv^ wurde mit Hülfe eines Stöpselrli eostaten etwa 

 4000 — 7000 S.E. gemacht. In den Tagen zwischen den Haupt- 

 beobachtungen wurde w,^ mit der Rolle i o des Stöpselrheostaten ver- 

 glichen. Da durch melirfaclie Calibrirungen das Verhältniss der 

 grösseren Stücke zu der Rolle i o wie die Temperaturcoefficienten 

 bekannt waren, so liess sich w^j-w,, berechnen. 



Nicht ganz leicht war die Bestimmung des Durchmessers der 

 Tangentenbussole. 



Das Ocular eines MEYERSTEiN"schen Kathetometers wurde mit 

 einem Scalenmikrometer versehen und vor das Objectiv noch eine 

 achromatische Linse geklebt, um eine kurze Sehweite zu erhalten. 

 Die Marmorjilatte (ohne Draht) wurde vertical so aufgestellt, dass 

 ihre Ebene in die Absehrichtung fiel; durch Übertragung auf einen 

 daneben befindlichen Glasmaassstab wurden 4 ae(|uidistante Durch- 

 messer gemessen. Der mittlere Durchmesser ergab sich so zu 49(3.959 

 und 496.948 Mm., im Mittel 496.954 Mm. 



Zur Controle wurde die Platte auf einen ebenen Glasstreifen 

 gelegt, kleine Schneiden aus Ebonit an die Enden eines Durch- 

 messers angedrückt und mit Klebwachs auf den Glasstreifen fest- 

 gekittet. Nach Erhärtung des Wachses wiu-de die Platte vorsichtig- 

 entfernt und der Abstand der Schneiden unter dem Comparator durch 

 Substitution mit dem Normalmeter verglichen. Das Mittel derselben 



4 Durchmesser wurde so gefunden 496.969 und 496.972, Mittel 

 496.970 Mm. Endlich wurde nach Aufwinden des Drahts eine katheto- 

 metrische Messung, ähnlich wie oben, ausgeführt, wobei auf alle 



5 Drahtwindungen eingestellt wurde, und der äussere Durchmesser im 

 Mittel von drei Messungen 498.865 + 0.009 Mm. erhalten. 



Da die Drahtdicke 0.950 Mm. betrug, so ergibt sich für den 

 mittleren Durchmesser der Windungen 



497-904> 497-920, 497-915 Mm. 

 in guter Übereinstimmung. 



Der Temperaturcoefficient des Galvanometermagnets, 

 sowie sein Inductionscoefficient, wurde nach Methoden, welche 

 von Hrn. W. Weber herrühren, ermittelt, der Cloefficient der Quer- 

 magnetisirung nach einem abgeänderten Verfahren. 



Für meinen Galvanometermagnet (und einige andere Magnete) 

 habe ich bereits im Hei'bst 1884 eine Frage erledigt, welche seit- 

 dem von Hrn. H. Wild behandelt worden ist\ nämlich, ob man 



H. AVti.i.. Ahh. der Peterslinrger Ak. Bd. 34. 1886. 



