Dorn: Eine, Bestiiniiimiü; fies Ohm. 739 



ihacli der WEBER'schen Melliode wirklich den Induetionscoefficieiiten 

 erhält, welcher für die später anzustellenden Versuche m.aassgebend 

 ist. Dies würde augenscheinlich nicht der Fall sein, wenn nach den 

 ersten Secunden der Einwirkung der inducircnden Kraft noch ein 

 merkliches Anwachsen des inducirten Moments erfolgte. Hiervon 

 habe ich liei dem Galvanometermagnet nichts bemerken können. 



Die Änderung der Cxalvanometerfunction mit der Ab- 

 lenkung liabe ich nach verschiedenen Methoden bestimmt: aus der 

 Dämpfung für verschiedene Winkel zwischen der Windungsebene und 

 der Ruhelage des Magnets, durch Vei'gleichung mit der Tangenten- 

 bussole und nach dem Verfahren des Hrn. F. Kohlrausch.' Die Re- 

 duction der log. Decr. auf unendlich kleine Amplituden konnte dann 

 nach der Theorie von Hrn. K. Schering" berechnet werden; ich habe 

 es aber nicht für überflüssig gehalten , durch besondere Beobachtungen 

 festzustellen, dass hiernach reducirte Dämpfungsbeobachtungen mit 

 grossen und kleinen Bogen auf denselben Werth führen. 



Für den Coefficienten der Selbstinduction des Galvano- 

 meters ergaben zwei in Darmstadt und Halle mit ganz verschiedenen 

 Apparaten durchgeführte Beobachtungsreilien bis auf '//oo übereinstim- 

 mend 0.1448 S.E. X See. = 1.363. 10^ Mm. 



Der Loc alein flu SS des diamagnetischen Multiplicators folgte 

 aus der Schwingungsdauer bei Anwesenheit und nach P]ntfernung 

 desselben 0.00013. ebenso gross aus der Ablenkung nach Drehung 

 des Multiplicators. Beide Magnetometer der Tangentenbussole, obwohl 

 metallfrei, besassen einen Localeinfluss im Sinne einer Verstärkung des 

 Magnetismus von 0.00023 bez. 0.00025. Besonders auffallig ist dies für 

 das eine derselben, dessen Gehäuse bei einer vorgängigen Untersuchung 

 in allen Stellungen einen kräftigen Magnet abstiess. Die Erklärung 

 ist wohl in dem Diamagnetismus der Vorsatzgläser zu suchen, welche 

 den abgelenkten Magnet abstiessen, also seine Ablenkung verkleinerten. 



Der Abstand des Magnets in den Lagern wurde mit Hülfe 

 zweier Glasscalen unter Benutzung eines Mikroskops mit Ocular- 

 miki'ometer gemessen. Im Sommer wurde diese Ojieration zu Anfang 

 und zu Ende der ganzen Beobachtungsreihe ausgeführt; da sich hierbei 

 eine kleine Differenz zeigte, so wurden seitdem auf den Lagern 

 Marken angeljracht und der Abstand derselben jedesmal mit einer 

 2200 '""' langen Glasscale controlirt. 



Die örtlichen und zeitlichen Änderungen der Horizontal- 

 intensität wurden mitHülfe eines Localvariometers nach F. Kohlrausch' 



' F. Kohlrausch, Wied. Ann. 26, S. 431, li 

 " K. ScHERrNG. Wird. Ann. 9, S. 287, 1880. 

 ^ F. KoHLRAr.scH, WiKn. Ann. 19, S. 130. 18 



