Dorn: Eine Bestimmung dos Olim. 741 



Aussei- mir selbst waren stets zwei Hülfsbeobachter tliätig. 



Das Variümeter für Declination wurde abgelesen während 4. 5. 

 ö^ 7. 8., das Intensitätsvariometer während 4. 6. 7. 8. 



Die Temperatur des hohlen Galvanometermagnets wurde durch 

 ein eingeschobenes Tliermometer gemessen vor 4., nach 6. und 

 während 7. 8.; das Thermometer in der Rolle unter dem Galvanometer- 

 kasten wurde abgelesen ' während 3. 4. 6. 



Selbstverständlich wurde die Temperatur von WQ für 3. und 

 4., die des Stöpselrheostaten und des Nebenschlusses für 5. bestinnnt. 



Eine gute Controle für die Zuverlässigkeit der Beobachtungen 

 erhält man, indem man die einzelnen Grössen mit Hülfe der Tempe- 

 ratur- und Variometerbeobachtungeu auf Normalstände reducirt. Es 

 ergab sich so (mm, mg, sec); 



Herbst Winter 



546587 +. 42I 



3.48849^2-^ 547949^58 



ii.q697 +. 15I 



, „ 12.0080 i 10 



ib.7007 ±22 



60.699 +. 8 6o.6qa +. 17 



lo'. 3.4398 A 3 1 io7. 3.4423 +. 5 



Die drei Serien untereinander sind nicht vergleichbar. 



Bei obiger Reduction ist stillschweigend vorausgesetzt, dass die 

 Ablenkungsmagnete des Localvariometers (für gleiche Temperatur) ein 

 constantes Moment behalten, und die Variation des Erdmagnetismus 

 am Orte des Localvariometers mid der anderen Apparate die gleiche 

 ist. Beide Bedingungen werden für längere Zeiträume nur angenähert 

 erfüllt sein, füi' die wenigen Stunden einer Beobachtung aber fast 

 absolut, so dass den einzelnen Beobachtungen eine grössere Zuver- 

 lässigkeit zukommen dürfte, als es nach vorstehender Zusammen- 

 stellung sclieint. 



Ich wiU nicht verschweigen, dass im Sommer zwischen den 

 Bestimmungen von MjH am Orte des Galvanometers und der Tan- 

 gentenbussole eine Differenz von etwa '/moo bestand, deren Gi-und ich 

 nicht habe ermitteln können. Im Herbst und Winter genügte die 

 Ü bereins timmung . 



Die Resultate für den Werth von i Ohm in m/mm" Hy sind 

 folsrende : 



' Hier .sind die beiden ersten Beoliaclitungen ans Gründen, deren Erürferuiig 

 zu weit führen würde, ausgeschlossen. 



^ Mittel ans zwei Beobachtungen mit belastetem Magnet. 3.48849 mit der 

 Wurzel aus dem Quotienten der Trägheitsmomente multiplicirt giht 5.46583. 



■' Hedncirt auf T(irsionsvi»rliiiltiiiss o uiid gleiciit-ii AVertli von flj/Ht/. 



