Kun'dt: Lichtgeschwindigkeit in Metalien. 1389 



men mit einem sehr kleinen brechenden Winkel sein- wohl messbar 

 sein muss. 



Ich habe, um wenigstens den ersten Schritt zur Beantwortung 

 der oben gestellten Frage zu thun, versucht, von einigen Metallen 

 die Ändeiiing des Brechungsexponenten mit der Temperatur zu be- 

 stimmen, und gebe im Nachstehenden die Resultate. 



Apparate und Beobachtungsmethode. 



Die Messungen sind im Allgemeinen in derselben Weise au.s- 

 gefuhrt wie früher, doch wurden einige Änderungen vorgenommen, 

 die erwähnt werden mögen. Statt des in Strassburg benutzten Spectro- 

 meters von Mej'^erstein stand mir hier in Berlin ein vorzügliches In- 

 strument von Pistor und Martins zur Verftigung. Das Instrument hat 

 ein Fernrohr mit 42™"' Öftnung; ebenso gross ist die Öffnung des 

 Collimatorobjectives. Der Kreis ist in 3 Minuten getheilt und die an 

 demselben befindlichen Mikroskope geben mit Trommelablesung noch 2". 

 Für die Messmig der Ablenkung der Strahlen durch die Prismen 

 wurden indess die Mikroskope nicht benutzt, sondern das gewöhnliche 

 Ocular des Fernrohrs war durch ein Ocular mit Fadenmikrometer ersetzt. 

 Ein Scalenwerth der Trommel des Mikrometers ergab sich zu o'.'88, 

 während l>ei dem Strassburger Instrument, bei welchem die Messung 

 der Ablenkungen der Strahlen durch die jMikroskope am Kreise er- 

 folgte, ein Trommeltheil i'.'945 betrug. Die Ablesung war also etwa 

 auf das Doppelte verfeinert. Die Winkel der Prismen mussten in 

 der früheren Weise mit Hülfe eines Gxüss'schen Oculars und Ablesung 

 der Mikroskope am Kreise gemessen werden. Um die Ablenkungen 

 bei verschiedener Temperatur beobachten zu können, war auf den 

 Tisch des Spectrometers ein länglicher Kasten aus 5""" dickem Kupfer 

 befestigt. Die Länge des Kastens, d. h. die Richtung desselben senk- 

 recht zu den Lichtstrahlen, betrug 260°"", die Höhe 50"™", die Tiefe 

 im Lichten 13™°. Deckelplatte und Vorderwand konnten, um das 

 Prisma bequem in dem Kasten befestigen und justiren zu können, 

 weggenommen werden. Die Glasplatte mit den Doppelprismen wurde 

 an der Hinterwand des Kastens durch Federn festgehalten. Die 

 Vorder- und Rückwand enthielten oblonge Öffnungen zum Durchgang 

 des Lichtes, die, um Luftzug zu vermeiden, mit völlig planparallelen 

 Glasplatten geschlossen waren. Im Deckel waren zwei Hülsen ange- 

 bracht, durch welche luftdicht zwei Thermometer mit ihren Gefässen 

 in das Innere des Kastens hineinragten. Geheizt wurde der Kupfer- 

 kasten durch zwei kleine, unter den Enden desselben angebrachte Gas- 

 flammen. Die gi-osse Kupfermasse ermöglichte die Temperatur im Lineren 



