1390 Gesammtsitzung vom 20. Dec. — Mittheilimg vom 13. Dec. 



des Kastens überall ziemlich gleich zu machen, wenn die Heizung auch 

 nur an zwei Stellen erfolgte. Die Gasflammen wurden immer so 

 lange regulirt bis die Thermometer während 20 — 30 Minuten nur 

 kleine Schwankungen zeigten, und erst dann wurde beobachtet. Um 

 Temjjeraturänderungen durch äussere Luftbewegungen nach Möglich- 

 keit auszuschhessen, war der Kupferkasten noch mit einem Mantel 

 aus dünnem Eisenblech umgeben. 



Ich habe bereits in meiner ersten MittheUung angegeben, dass 

 man besondere Sorgfalt darauf verwenden muss, das beobachtende 

 Fernrohr bei Messung der Ablenkungen genau auf das Bild des Spaltes 

 einzustellen. Dies hat deshalb seine Schwierigkeit, weü das Bild des 

 Spaltes, wenn das Licht durch die schmalen Prismen hindurch geht, 

 durch Beugung verbreitert wü'd. Ich liabe daher schon bei meinen 

 frühereu Versuchen und ebenso bei den jetzigen ein besonderes »Colli- 

 mationsverfahren « angewandt, welches hier kurz erläutert werden mag. 



Auf der Glasplatte, welche das zur Beobachtung dienende Metall- 

 \loppelprisma enthält, wird zunächst der von diesem Prisma brauch- 

 bare Theil durch einen 2 bis 3""" breiten Rand von schwarzem 

 Lack mit einem feinen Pinsel umgrenzt, dann umgrenzt mau mit dem 

 Lack rechts und Unks von dem Prisma je einen 5 — 8"" breiten Raum, 

 dessen Höhe dem der Prismen gleich ist, endUch schwärzt man die 

 ganze Glasplatte mit dem Lack, so dass nur das Doppelprisma und 

 die beiden seitlichen Fenster frei bleiben. Sollte sich auf Letzteren 

 noch etwas von dem elektrolytisch niedergeschlagenen Metall befinden, 

 so wird dies leicht mit Hülfe einer Cyankaliumlösung , oder einer 

 anderen geeigneten Flüssigkeit weggewischt. Diese seitlichen Fenster 

 dienen zum »Gollimiren« des Beobaehtungsfernrohres. Man lässt das 

 Licht, indem man die Fenster abwechsehid abblendet, entweder nur 

 (bu'ch das eine oder das andere Fenster gehen und verstellt das 

 Ocular des Fernrohres durch seinen Trieb so lange, bis das Spalt- 

 bild genau an derselben Stelle des Gesichtsfeldes, d. h. zwischen 

 2 Parallelfäden im Ocular bleibt, mag das Licht durch das eine oder 

 andere Fenster gehen. Wenn das Objectiv wirklich aplanatisch ist, 

 so hegt nach dieser Justirung das Fadensystem auch genau in der 

 Brennebene. Es ist unerlässlich , diese Collimirung mit der grössten 

 Sorgfalt vor jeder Messungsreihe vorzunehmen. Dass ausserdem dafür 

 gesorgt wurde, dass der Spalt möglichst genau in der Brennebene 

 der Objectivlinse des Spaltrohres stehe, ist wolü selbstverständlich. 

 Die angegebene Justirung des Beobachtungsfernrolires wurde nicht 

 bloss dann angewandt, wenn die Ablenkung der Strahlen gemessen 

 wurde, sondern auch dann, wenn der Winkel des Doppelprismas 

 bestimmt werden sollte. Auch hierbei erhält man bei Benutzung eines 



