Kindt: Liclilgeschwiniligkeit in Äletalleii. l;)!)! 



GAUSs'.schen Oculavs noch deutlielie Spiegelbilder eines Fadenkreuzes, 

 wenn caucli das Fernrolir merklicli falscli eingestellt ist, und ist die 

 angegebene CoUimirung, bei welcher nunmehr die Spiegelbilder von 

 den beiden seitlichen Fenstern zur Deckung gebracht werden, dalier 

 unerlässlich. 



Ich will lieinerken, dass die Objective des benutzten Spectro- 

 meters bezüglich Aplanasie nicht von der Vollkommenheit sind, wie 

 sie erreicht werden kann, und wenn die Grenauigkeit der Messung 

 weiter getrieben werden soU, als ich sie bisher anstrebte und erreichte, 

 so würden die Objective des Apparates durch vollkommnere ersetzt 

 werden müssen. 



Zur CoUimirung des Fernrohres und dann zur Messung der Ab- 

 lenkung durch die Prismen war es nöthig, während die Glasplatte 

 mit den Prismen in dem Kupferkasten sich befand, entweder je eins 

 der Fenster oder eins der Prismen für den Durchgang oder die Re- 

 flexion des Lichtes frei zu haben, Wcährend die anderen Theile ver- 

 deckt waren. Zwei Schieber, Avelclie mittels Stangen, die durch die 

 kleinen Seitenwände hindurchgingen, von Aussen verschoben werden 

 konnten, ermöglichten in jedem Fall die gewünschte Abbiendung. An 

 jeder der Stangen war durch Hrn. Dr. Raps, der mir bei diesen Ver- 

 suchen behülflicli war, eine einfache sinnreiche, ohne Figur nicht 

 wohl zu erläuternde Arretirungsvorrichtung angebracht, welche, wenn 

 sie vorher für das betreffende Prismenpaar richtig eingestellt war, 

 erlaubte, ohne die Prismen zu sehen, die gewünschte Abbiendung mit 

 Sicherheit vorzunehmen. Es erwies sich als nöthig, wenigstens ge- 

 schah es der Vorsicht halber stets, die CoUimirung bei jeder Tempe- 

 ratur bei der die Ablenkung beobachtet werden sollte, besonders vor- 

 zunehmen. Die Prismenwinkel sind nur bei Zimmertemperatur, wenn 

 die Vorderfläche des Kupferkastens entfernt war, bestimmt. Die 

 Messung bei höherer Temperatur bot wegen der mehrfachen Reflexionen 

 an dem Glas in der Vorderwand des Kastens und wegen Luft- 

 schlieren, hervorgerufen durch kleine zuweilen auftretende Temperatur- 

 ungleichheiten im Lmern des Kastens bisher zu viel Schwierigkeit. 

 Es wird daher angenommen, dass sich die PrismenAvinkel mit der 

 Temperatur nicht merklich ändern. Ich halte diese Annahme für 

 ganz unbedenklich; die kleinen Winkeländerungen, die dadurch ent- 

 stehen könnten, dass die Prismen nicht ganz frei sind und auf dem 

 Glas, welches einen etwas anderen Ausdehnungscoefficienten als die 

 einzelnen Metalle hat, haften, sind jedenfalls völlig zu vernachlässigen. 



Ich werde übrigens unten einen indirecten Beweis geben, dass 

 innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler die Prismenwinkel als 

 mit der Temperatur unveränderlich anzusehen sind. 



Sit/.iiiiMberichte 1888. 126 



