Venus-Durchgangs vom 8. December 1874 in Luxor. 3 



bedurfte. Dieses Heliometer ist eins der ältesten unter den Instrumenten 

 dieser Art, welche Fraunhofer in ziemlich grofser Anzahl verfertigt hat, 

 uund hat die bekannten Dimensionen (34 Pariser Linien Öffnung und 

 42 Zoll Brennweite, genau genommen indefs statt dieser beabsichtigten 

 Dimensionen 33!2 = 75 Millimeter Öffnung und 43*15 = l'. u 168 Brenn- 

 weite) und Einrichtungen, letztere mit der Abweichung von den später 

 angefertigten Instrumenten, dafs die Drehung des Objectivs nicht vom 

 Ocular aus vorgenommen werden kann, und die Vorrichtungen zur Mes- 

 sung derselben sich auf einen auf dem Objectivende des Rohrs ange- 

 brachten Halbkreis beschränken , der in ganze Grade getheilt ist (entge- 

 gen der später gebräuchlich gewordenen Zählungsrichtung für die Positions- 

 winkel beziffert) und vermittelst eines einfachen Index abgelesen wird. 

 An dem parallactischen Stativ haben die Herren Repsold ein Zwischen- 

 stück angebracht, durch welches die Stundenaxe eine Neigung von 63° 

 gegen die verticale Säule des Stativs erhielt, so dal's unter Beihülfe der 

 Fufsschrauben das Instrument für Polhöhen zwischen 24° und 30° par- 

 allactisch aufgestellt werden konnte. Ferner haben dieselben die zweite 

 Mefsschraube mit einein getheilten Kopf versehen, eine Versicherung der 

 Objectivschieber gegen etwaiges Nachgleiten, und am Ocularkopf eine in 

 Millimeter getheilte Scale mit Trieb angebracht; zur Ablesung derselben 

 dient an Stelle eines Index eine in gleicher Ebene liegende kurze Hülfs- 

 theilung, die in Zehntel-Millimeter getheilt ist, und mit deren Hülfe man 

 unter einer Ablesungsloupe die Stellung des Ocularzugrohrs leicht und 

 sicher auf 0.01 Millimeter hxiren kann. Die zahlreichen und wesentlichen 

 Veränderungen, welche aufserdem an den vier mit den Reichs -Expedi- 

 tionen ausgesandten Fraunhofer'schen Heliometern gleicher Gröfse auf 

 Veranlassung der Commission für die Beobachtung des Venus-Durchgangs 

 von den Herren Repsold angebracht sind, konnten mit diesem Instrument 

 nicht mehr vorgenommen werden und waren für den mit demselben 

 beabsichtigten Zweck auch von geringer Bedeutung. 



An Ocularen waren zu demselben zwei, Micrometer-Oculare von 

 47 und 96facher Vergröfserung, vorhanden; ich habe noch ein stärkeres 

 (von 125facher Vergröfserung), nebst einer gröfseren Anzahl von Son- 

 nengläsern, aus dem optischen Institute von Merz bezogen, indefs aus- 

 schliefslich das 96 Mal vergröfsernde angewandt. Der ganze optische 



1* 



