82 Auwers: Bericht über die Beobachtung des 



Strich, der gegenüberstehende eine kleine Nebentheilung von einzelnen Minuten enthält. Die gröfsere Genauigkeit 

 der Ablesung an der letztern gewährte aber deshalb keinen wesentlichen Nutzen, weil der erheblichen Excentricität 

 wegen zu den Azimuthbestinnnungen immer der andere Index, der nur durch Schätzung die ganze Minute gab, 

 mit gleichem Gewicht zugezogen werden mufste. Auf der drehbaren Scheibe stehen die starken Träger der Axe 

 der beiden rechtwinkligen Lager, mit dem Niveau und Index des Höhenkreises; an dem einen Träger ist eine 

 Platte angeschraubt, auf welche bei Nacht die Lampe für die Feldbeleuchtung durch die Axe, bei Tagbeobachtungen 

 ein gleich schweres Gegengewicht gestellt wird. Soweit als möglich ist der ganze Untertheil mit Tuch bekleidet. 



Der Obertheil des Instruments liegt bei der Beobachtung frei auf den Lagern, obwohl derselbe gegen zufäl- 

 lige Verstellung gesichert und eine mäfsig feine Bewegung in Höhe ermöglicht ist, indem die hierzu dienende in 

 den Höhenkreis am Ocular-Ende der Axe eingreifende Schraube ohne Ende absichtlich einen entsprechend grofsen 

 todten Gang erhalten hat. Zur Beobachtung der Durchgangszeiten sind 9 Fäden vorhanden, aufserdem ein den- 

 selben paralleler durch eine Mikrometerschraube beweglicher Doppelfaden. Die Füfse des Axenniveaus, welches in 

 eine zweite Glasröhre eingeschlossen ist, berühren die Zapfen in den gleichen Durchschnitten, mit welchen diese 

 auf den Lagern liegen. Dieselben sind wie letztere rechtwinklig. 



Die Constanten des Instruments waren von Dullen einige Wochen vor seiner Abreise von Pnlkowa wie 

 folgt bestimmt: 



Niveauwerth bei +1091 R., Blasenlänge 41?2: l 1 ' = 17928 1 - _ . 



bei 4- 697 R,, Blasenlänge 43?5: l 1 ' = 17932 ) ~~ - 



Zapfenunterschied = 0V40, Lampenzapfen um diesen Betrag dicker als Ocularzapfen. 



Entfernungen der festen Fäden vom Mittelfaden, u in Umgängen der Mikrometerschraube der Pulkowaer 

 Längentheilmaschine, r in Umgängen der Mikrometerschraube des Passagen-Instruments selbst: 



I 3"ä0G6 = 12^998 VI o"8394 = 3^113 



II 2.6238 9.729 VII 1.7102 6.346 



III 1.7162 363 VIII 2.6234 9.744 



IV 0.8411 3.111 IX 3.5682 13.264 



Als erster Faden ist derjenige bezeichnet, an welchen die Sterne in oberer Culmination bei der Lage Ocular West 

 zuerst antraten. 



Um die Fadenabstände in Zeit zu ermitteln, habe ich alle in Luxor beobachteten Zwischenzeiten zwischen 

 den Antritten an F. I und VII, II und VIII, III und IX benutzt. Es ergab sich 



bis Dec. 3 von Dec. 4 an 



VII— I oder 5'.2168 = 73*.907 35 B., l"= 14^107 VII— I oder b.i 168 = 73*823 61 B., l"= 14J51 



VIII— II 5.2472 74.407 36 - 14.180 VIII— II 5.2472 74.340 58 - 14.167 



IX— III 5.2844 74.888 32 - 14.172 IX-III 5.2844 74.803 55 -_ 14.156 



1°= 141173 l u =14?158 



Ich habe nur von den so gewonnenen Reductionen von 1° auf Sternzeit-Secunden für die beiden durch Correction 

 des Focus getrennten Perioden Gebrauch gemacht, indem ich die Ausmessung des Fadennetzes auf der Längen- 

 theilmaschine für die sicherste der drei Bestimmungen gehalten habe. Aus dieser folgen dann die Abstände im 

 Aequator, welche ich für die Reductionen angewandt habe: 



