Venus-Durchgangs vom 8. December 1874 in Luxor. 83 



Für eine Umdrehung der Mikrometerschraube des Instruments gibt die Addition der Gleichungen für F. I 

 bis IV für die erste Periode den Werth 3?8229, der vier andern 3!8158, wonach ich bis Dec. 3 l r =3?8194, von 

 Dec. 4 an l r = 318 153 angenommen habe. Der Abstand der beiden beweglichen Fäden von einander betrug 

 OT366 (21 70). 



Der Anordnung der Beobachtungen hat die Voraussetzung zu Grunde gelegen, dafs auf die Beständigkeit 

 des Azimuths und der Neigung des Instruments wegen seiner sehr primitiven und exponirten Aufstellung nur für 

 ganz kurze Intervalle gerechnet werden könnte und die Fehler für jeden einzelnen Zeitstern besonders ermittelt 

 werden müfsten, aber auch durch den Polarstern und das Niveau mit aller wiinschenswerthen Schärfe ermittelt 

 werden könnten. Der Collimationsfehler war ebenfalls, namentlich im Anfange, als in Ermangelung einer Beschir- 

 mung der Obertheil des Instruments nach jeder Zeitbestimmung wieder abgenommen und verpackt werden mufste, 

 als unbeständig vorauszusetzen und aus jeder Zeitbestimmung zu eliminiren. 



Die Zeitbestimmungen wurden deshalb ausschliefslich in dem jedesmaligen Vertical des Polarsterns aus- 

 geführt. Diese Methode der Zeitbestimmung ist durch die ausgezeichnete Durcharbeitung, welche sie von Dollen 

 in seiner zweiten Abhandlung über diesen Gegenstand erfahren hat, und durch die daselbst gegebenen Hülfstafeln 

 zu einer für die Rechnung durchaus bequemen geworden, und für die Beobachtung nach dieser Methode war das 

 Instrument ausdrücklich entsprechend gebaut. 



Die normale Anordnung einer solchen Zeitbestimmung war die folgende: Beobachtung des Polarsterns, 

 Durchgang eines Zeitsterns, Wiederholung der Beobachtung des Polarsterns; darauf Umlegung des Instruments, 

 Beobachtung zweier Zeitsterne und Einstellungen des Polarsterns in symmetrischer Lage zu den beiden Zeitstern- 

 beobachtungen und in doppelter Anzahl wie jene in der ersten Lage, schliefslich abermalige Umlegung, Beobach- 

 tung des Polarsterns, eines Zeitsterns und nochmals des Polarsterns. Nach jedem Zeitsterndurchgang und nach 

 jeder einzelnen Polarstern-Einstellung oder, wenn dieselben sehr rasch auf einander folgten und das Niveau sich 

 nicht sichtlich änderte, am Anfang und Ende eines jeden Satzes von Polarstern-Einstellungen wurde das Niveau 

 abgelesen. Zum Beginn der Beobachtung und bei jeder Umlegung war das Instrument auf ein solches Azimuth 

 einzustellen, dafs für die Mitte des Beobachtungssatzes in der betr. Lage der Polarstern nahe an den Mittelfaden 

 des Netzes zu stehen kam. Die Umlegungen wurden durch Drehung des ganzen beweglichen Theils des Instru- 

 ments um 180° ausgeführt, die Axe blieb also unverändert in ihren Lagern, und ist auch sonst während der 

 ganzen Zeit nicht in denselben umgelegt. Das Niveau blieb bei der Umlegung ebenfalls hängen. 



Im Allgemeinen ist die eben angegebene Anordnung — mit Ausnahme einiger besonderen Fälle genügend 

 vollständig zur Elimination der Veränderungen der Instrumentalfehler — innegehalten worden; im Einzelnen bedang 

 selbstverständlich die Folge der vorhandenen Zeitsterne manchmal Veränderungen, während noch erheblichere da- 

 durch veranlafst wurden, dafs der niedrig stehende Polarstern bei den Tagbeobachtungen häufig sehr schwach und 



11* 



