84 Auwers: Bericht über die Beobachtung des 



schwer aufzufinden war. Derselbe ist deshalb zuweilen weit aufserhalb der Axe beobachtet, wenn er erst nach 

 langem Suchen weit aufserhalb derselben gefunden war und eine bessere Einstellung die Gefahr ihn wieder für 

 längere Zeit zu verlieren herbeigeführt hätte. Zur Einstellung im Azimuth mufste nämlich das Instrument gelüftet, 

 aus freier Hand gedreht und wieder niedergelassen werden, bei dem Lüften und Niederlassen kamen aber manch- 

 mal erbebliche Verstellungen des freien Theils im Azimuth vor, ohne dafs der Beobachter, welcher den Hebel 

 nicht vom Ocular aus dirigiren konnte, dieselben controliren konnte. — 



Zur Erklärung der Tafeln, in welchen die Beobachtungen mitgetheilt sind, ist Folgendes zu bemerken, 

 soweit dieselben nicht durch die Überschriften bereits ausreichend erklärt werden. 



Für jeden Tag, bez. jede Zeitbestimmung, sind die Beobachtungen mit ihrer Reduction in vier Täfelchen 

 zusammengestellt. In dem ersten ünden sich in der Columne „Durchgangszeit" die angenommenen Mittel der auf 

 den Mittelfaden reducirten Antritte für die Zeitsterne, und die beobachteten Durchgangszeiten des Polarsterns durch 

 die Mitte zwischen den beiden Mikrometerfäden, zuweilen aucli durch einen Faden des festen Netzes oder durch 

 einen solchen und die beiden einzelnen Fäden des darauf eingestellten Mikrometers. Die zugehörige Mikrometer- 

 Einstellung — in den letztgenannten Fällen nicht die factische, sondern um ±0ü83 geänderte — findet sich in 

 der folgenden Columne. Die gewählte Art der Polarsternbeobachtung konnte zwar, bei dem weiten Abstände der 

 beiden Mikrometerfäden, nicht eine sehr grofse Genauigkeit gewähren, die Schwäche des Polarsterns bei Tage 

 schlofs aber meist die Einstellung auf einen Faden aus, und der Gleichförmigkeit wegen wurde die Einstellung 

 zwischen die Mikrometerfäden durchweg beibehalten. 



In der Columne „Neigung" sind zwei Reihen von Werthen angegeben. Ich habe nämlich die Beob- 

 achtungen auf zwei verschiedene Arten reducirt. Von vorn herein hielt ich das Niveau für weit zuverlässiger, als 

 die Aufstellung des Instruments, sah deshalb die zuweilen auch während der Beobachtungen bemerkten Verän. 

 derungen der abgelesenen Neigung als wirkliche Veränderungen der Neigung an und reducirte jede einzelne Stern- 

 beobachtung lediglich mit dem nächstliegenden Werthe der vom Niveau angegebenen Neigung, indem ich dessen 

 Indexfehler für die Dauer einer vollständigen Zeitbestimmung oder auch eines Tages als beständig annahm. Die 

 bei dieser Reduction angewandten Neigungen sind, in Halbtheilen des Niveaus ausgedrückt, deren einer =0'.'965 

 angenommen ist, unter der Überschrift „1. Näherung" gegeben. Da diese Reduction mich durchaus nicht befrie- 

 digte und zu veränderten Anschauungen über das Verhalten des Niveaus und die relative Constanz der einzelnen 

 Reductions -Elemente führte, habe ich eine neue Reduction ausgeführt, bei welcher die wahre Neigung meist für 

 längere Abschnitte der Beobachtungen eines Tages als constant, zuweilen als veränderlich proportional der Zeit, 

 angenommen wurde. Da ich die Resultate dieser Reduction vorziehe, sind die betreffenden angewandten Neigungen 

 in der zweiten Columne der Neigungen als „angenommen" aufgeführt. 



Die Columne „Azimuth" enthält in gewöhnlicher Schrift die aus den einzelnen Polarsternbeobachtungen 

 folgenden Werthe, mit der Annahme der Neigung nach der unmittelbar voraufgehenden Columne, einer vorläufigen 

 Uhrcorrection und Polaris-Rectascension und dem Werthe 25° 41' 30" für die Polhöhe berechnet. Mit diesem Werthe 

 haben wir nämlich am Anfange unseres Aufenthalts in Luxor eine Tafel für die Polarstern-Azimuthe gerechnet 

 (Tafel V der Hülfstafeln in Döllen's Abhandlung entsprechend), und obw r ohl sich derselbe nachher als 11" zu klein 

 herausstellte, habe ich diese Hülfstafel für alle Rechnungen angewandt, da die erforderlichen Correctionen der be- 

 rechneten Zeiten und Azimuthe sich sehr einfach au die Schlufsresultate anbringen lassen. — Für die Zeitsterne 

 sind in derselben Columne diejenigen Azimuthe, durch cursive Schrift von den einzeln bestimmten unterschieden, 

 aufgeführt, welche zur Berechnung der Zeit angenommen sind. In der Regel hat es sich als genügend erwiesen, 

 für jede Lage des Instruments das Mittel aus allen einzelnen Azimuthbestimmungen in derselben anzunehmen, in 

 einigen Fällen indefs weisen diese eine Drehung des Instruments nach, die dann der Zeit proportional in Rech- 



