Venus-Durchgangs vom 8. December 1874 in Luxor. 87 



Stern Angenommene RA. N.A. 7-y. C. 



i Pegasi 22 35"' 10^:41 — o!o23 — o!o08 



o Andromedae 56 7.611 +0.068* 



« Pegasi 58 29.137 —0.045 —0.044 



y Piseium 23 10 37.981 —0.024 —0.041 



y. - 20 28.370 —0.010 +0.009 



A Andromedae 31 24.190 +0.053* 



< Piseium 33 28.204 —0.042 —0.043 



w - 52 50.457 +0.017 +0.015 



Ein * in der letzten Columne bedeutet, dafs die betr. Rectascension mit Zuziehung des ersten 

 7-year Catalogs oder allein aus demselben abgeleitet ist. Auf eben demselben beruhen 

 bekanntlich gröfstentheils die Angaben des Nautical Almanae für 1874. 



Die zur Zeitbestimmung benutzten Sterne sind zwischen den Zenithdistanzen von etwa 36° N. und 36° S. 

 beliebig, jedoch mit Bevorzugung der Sterne von geringerer Declination, herausgegriffen. Die für Zeitbestimmungen 

 in mittleren Breiten empfehlenswerthe Methode, die Zeitsterne im Durchschnitt in derselben Zenithdistanz südlich 

 ■wie die Polarsterne nördlich zu beobachten, würde in Luxor unzweckmäfsig, bei den Tagbeobachtungen auch wegen 

 des Sonnenschirms nicht anwendbar gewesen sein. — 



Die Columne „Uj" des zweiten Täfelchens gibt die mit den Reductions-Elementen des voraufgehenden aus 

 den einzelnen Zeitsternbeobachtungen folgenden Uhrcorrectionen. Diese bedürfen noch weiterer Verbesserungen, 

 erstens wegen derjenigen Fehler in den Azimuthen der ersten Tafel, die durch unrichtige Annahme der vorläufigen 

 Uhrcorrection und der Polaris-Rectascension hervorgebracht sind, zweitens wegen des Fehlers der bei der Rech- 

 nung angewandten Polhöhe, drittens wegen weiterer Verbesserung des Collimationsfehlers. Mit dem Mittel der \i ± , 

 dem jeden Tag angegebenen Uhrgang und der um +0!6 corrigirten Polaris-Rectascension des Berliner Jahrbuchs 

 ergeben sich diejenigen Fehler der angenommenen Stundenwinkel des Polarsterns = u — u x + d«', welche in der 

 so überschriebenen Columne des zweiten Täfelchens angegeben sind. Die Summe der Verbesserungen von u x 

 wegen dieser Fehler, wegen der Correction der Polhöhe um +10V6 und zur Reduction auf die für jeden Tag als 

 „angenommen" angegebenen definitiven Collimationsfehler findet sich unter der Überschrift „Aiij" in der letzten 

 Columne. — 



Die dritte Tafel, deren Aufnahme das Verhalten des Niveaus nothwendig gemacht hat, gibt über alle 

 Details der Nivellements Auskunft. 



Zu den ersten vier Columnen ist nur zu bemerken, dafs bei den durch Zusatz eines Sternchens zu der 

 Zeitangabe gekennzeichneten Nivellements das Fernrohr auf den Polarstern, bei den übrigen auf den zu der be- 

 treffenden Zeit — meist unmittelbar vor derselben — beobachteten Zeitstern gerichtet war, ferner, dafs die Blasen- 

 länge in ganzen Niveautheilen ohne Einrechnung des ungetheilten Mittelstücks, das etwa 10 p lang war, dagegen 

 die Neigungen, wie auch in Col. 6 und 7 und sonst überall, in Halbtheilen angegeben sind. Die 4. Columne gibt 

 nämlich unmittelbar die Differenzen Ablesung des "Westendes — Ablesung des Ostendes, indem die Theilung von 

 der Mitte aus nach beiden Enden wachsend beziffert war. Die 5. Columne gibt die Lage des Niveaus an, w, 

 wenn sich das freie Ende westlich und das Querniveau östlich befand, o die entgegengesetzte Lage. 



Das Niveau ist von den beiden Beobachtern in verschiedener Weise angewandt worden. Ich hielt jede 

 Berührung desselben während einer Beobachtungsreihe für nachtheilig, weil dadurch Veränderungen des Index- 

 fehlers herbeigeführt werden könnten, und ich glaubte diesen am sichersten, vermöge der Anordnung eines 

 jeden Beobachtungs-Satzes, aus einer vollständigen Zeitbestimmung zu eliminiren, wenn ich während der ganzen 



