Venus-Durchyangs vom 8. December 1874 in Luxor. 91 



Es ergibt sich aus diesen Mittelwertben, dafs die von Dollen am 3. Dec. vorgenommene Rectification des Ocular- 

 Apparats die Coincidenzpuncte nicht erheblich verschoben hat und ganz ohne Einflufs auf den Unterschied W. — 0. 

 geblieben ist, und man kann für die ganze Beobachtungszeit die beiden Mittel bilden 



für Dollen O. 20:049 W. 20:070 19 u. 18 Best., W.— O. = +0:021 = + 1V20 

 - Auwers - 20.040 - 20.088 je 8 - - = +0.048 = +2.75. 



Für die beiden Beobachter ergeben sich entschieden bedeutend verschiedene Werthe, und es folgt daraus, dafs ein Tbeil 

 des Unterschiedes W. — O. physiologisch ist; dafs aber für einen anderen Theil die Erklärung im Instrument zu 

 suchen ist, wird durch den Umstand angedeutet, dafs die Schwankungen des Coincidenzpuncts bei Lage Ost mehr- 

 fach gröfser gewesen sind als bei Lage West. Aus den Abweichungen der einzelnen Bestimmungen von den 

 zuletzt angegebenen Mittelwerthen ergibt sich nämlich der w. F. einer Bestimmung für O. ±0:0090, für W. ±0T0038, 

 für O. — W. ±0:0082. Sehliefst man zwei für die Lage W. ganz abnorme Abweichungen aus, so reducirt sich der 

 Vi. F. auf ±0:0022 = ±0'.'126. Eine gröfsere Sicherheit kann die Einstellung der Coincidenz nicht beanspruchen 

 ja selbst der w. F. ±0:0038 könnte ihr allein noch zugeschrieben werden und bleibt dann für reelle Veränderung 

 des Coincidenzpuncts bei Ocul. W. nichts mehr übrig, während für Ocul. O. starke reelle Schwankungen anzu- 

 nehmen sind. Ich habe mich zu der Zeit, wo ich auf diefs verschiedene Verhalten in den beiden Lagen aufmerk- 

 sam geworden bin, der Details des Ocular-Apparats nicht mehr genau genug erinnert, um angeben zu können in 

 welcher Weise der Unterschied mit der Einrichtung desselben zusammenhängen kann. Ein Einflufs der Tem- 

 peratur in dem Sinne, dafs bei Erhöhung derselben der Coincidenzpunct für Ocul. O. zurückgegangen ist, scheint 

 in den vorhandenen Einstellungen angedeutet. 



Jedenfalls können bei der Reduction der Beobachtungen für Ocul. O. nur die jedesmal innerhalb der be- 

 treffenden Beobachtungsreihe bestimmten Coincidenzpuncte angewandt werden. Dasselbe Verfahren habe ich für 

 Oc. W. beibehalten, für die Zeitbestimmung Dec. 8 aber, bei welcher die Bestimmung der Coincidenz für Ocul. W. 

 vergessen ist, das Mittel aller Döllen'schen Bestimmungen angewandt. Immerhin können nach dem Vorstehenden 

 Unterschiede zwischen den aus verschiedenen Beobachtungsreihen ermittelten Collimationsfehlern bis zu 0;01 oder 

 0*02 allein aus den Fehlern der Einstellung des Mikrometers auf den Mittelfaden herrühren, und es wird wenn 

 man sieh über die Constanz der optischen Axe ein richtiges Urtheil verschaffen will, bei dem Instrument auf diese 

 Einstellung gröfseres Gewicht zu legen sein als wir gethan haben. — 



Die Collimationsfehler, welche sich bei den beiden Reductionen ergeben haben, stelle ich im Folgenden 

 zusammen. 



12* 



