Venus-Durchgangs vom 8. Decernfer 1874 in Luxer. 95 



Tag Uhrzt. Azimuth Ocul. Nordpunct Mittel 



Dec. 10. 



L2. 



i 10:03 



9.20 



9.47 



10.68 

 9.84 



Die Azimuthe sind hier auf richtige Polhöbe reducirt angegeben, aber noch mit den kleinen Abweichungen der in 

 der zweiten Reduction angewandten genäherten Collimationsfehler von den definitiven behaftet, welche hier nicht 

 in Betracht kommen. Die drei letzten Werthe sind zur Vervollständigung der Reihe aus dem Abschnitt .,Pol- 

 höhenbestimmungen'' hier herüber genommen. 



Die während einer Zeitbestimmung, oder auch im Laufe eines Abends oder Morgens vorkommenden Ver- 

 änderungen liegen innerhalb der Grenzen der unvermeidlichen Ablesungsfehler; nur am 7. December scheint bei 

 der Umlegung 20 h 39 m eine Verschiebung des Instruments stattgefunden zu haben. Nimmt man deshalb für die 

 Bestimmung des Azimuths des Obelisken an diesem Tage nur das Mittel der beiden nach dieser Umlegung erhal- 

 tenen Nordpunctsbestimmungen , vergleicht aber sonst die Richtung nach demselben mit dem Abendmittel für den 

 Nordpunct, so ergeben sich folgende Werthe: 



Nordpunct Azimuth 



95° 671 43° 3149 



7.19 4.09 



6.69 4.10 



8.42 3.49 



9.25 3.12 



10.03 3.43 



Unter der Überschrift „corrigirte Ablesung" steht die früher angegebene Kreisablesung corrigirt für die Angabe 

 des Mikrometers und Fehler der optischen Axe gemäfs den definitiven Bestimmungen des Collimationsfehlers. — 

 Im Mittel ergibt sich das Azimuth des Obelisken = 43° 3162 und der w. F. einer Bestimmung (eines Mittels aus 

 beiden Lagen) = ±0!29. Ein solcher w. F. ist der erreichbaren Genauigkeit der Kreisablesung angemessen, jedoch 

 läfst sich die Übereinstimmung doch noch nicht unerheblich verbessern, wenn man die Richtung nach dem Obelis- 

 ken immer nur mit der jedesmal zunächst gelegenen einzelnen Nordpuncts-Bestimmung vergleicht. Die Azimuthe 

 werden dann 



