96 Auwers: Bericht über die Beobachtung des 



Dec. 



im Mittel 43° 3!58, und der w. F. einer Bestimmung ±0!19. 



Die Spitze des Obelisken ist schräg abgebrochen, und es wurde immer nach der Mitte der Bruchfläche 

 visirt. Für diese Richtung gilt daher die schliefsliche Annahme 



Azimuth des Obelisken = 43° 3!6 ±011 NO. 



Anlage II. 



Correctionen der einzelnen Chronometer. 



Die auf der deutsch-russischen Station Luxor befindlichen Chronometer waren folgende : 

 Sternzeit-Chronometer Y = Wiren 41 

 Z = - 49 

 Mittl. Zt.-Chronometer A = - 50 

 B = - 34 

 C = Tiede 341 

 E = Dent 1967 



alle Halbsecunden-Boxchronometer mit Ausnahme von A, welches in 6 S dreizehn Schläge macht, und zur bequemen 

 Vergleichung sämmtlicher Chronometer diente, die regelmässig jeden Morgen beim Aufziehen verglichen wurden. 

 Aufserdem wurden fast immer vor und nach den Zeitbestimmungen und wo es sonst wünschenswerth schien, z. B. 

 zwischen den Sternbedeckungen, Vergleichungen, jedoch nicht immer aller Chronometer, angestellt. 



Zu den Beobachtungen am Passagen-Instrument wurde mit einer Ausnahme das Chronometer Z als das 

 lauter schlagende der beiden Sternzeitchronometer benutzt. Diefs Chronometer hat während des Aufenthalts in 

 Luxor harten Dienst gehabt; am ungestörtesten befand sich das uns von den Engländern geliehene Chronometer E, 

 welches nur einen Abend bei den Sternbedeckungen gebraucht wurde, sonst immer ruhig in der Cabine stand, 

 und demnächst A, welches bei den Beobachtungen auf der Station niemals gebraucht wurde, aber acht Mal, und 

 darunter verschiedentlich unter der glühenden Mittagssonne, die Fahrt über den Nil hat machen müssen. Die an- 

 dern Chronometer wurden mäfsig in Anspruch genommen; bei den Heliometer-Beobachtungen habe ich mich, aufser 

 bei dem Durchgang, nie eines der Chronometer, sondern meiner Taschenuhr bedient. 



Werden die unmittelbar aus den Beobachtungen gefundenen Correctionen des einen Sternzeit-Chronometers 

 vermittelst linearer Interpolation zwischen den beiden die Zeit der Bestimmung einschliefsenden jedes Mal zunächst 

 liegenden Vergleichungen auf die andern Chronometer übertragen, so ergeben sich die Correctionen und täglichen 

 Gänge (für A, B, C, E für einen mittlem, für Y und Z für einen Sterntag) aller Chronometer wie folgt: 



