Venus-Durchgangs vom 8. December 1874 in Luxor. 101 



In der letzten Columne sind die Temperaturen angegeben, welche zur Zeit des Aufziehens in den Chro- 

 nometerkasten abgelesen wurden, in Reaumur-Graden. Zu andern Tageszeiten sind die betr. Thermometer nicht 

 abgelesen worden, und können die angegebenen Zahlen nur eine beiläufige Vorstellung von den Temperaturen 

 geben, in welchen sich die Chronometer befunden haben. Die mittlere Temperatur, in welcher sie sich während 

 eines jeden Tages befunden haben, ist für die Zeit des Aufenthalts in Kairo Nov. 6 bis 15 und Jan. 5 bis 9 nur 

 wenig (vielleicht 1° bis 2°) höher gewesen als die vorstehenden Zahlen angeben, und sind zugleich die täglichen 

 Schwankungen dort gering gewesen, für die Zeit der Reise und des Aufenthalts in Luxor ist die tätliche Mittel- 

 temperatur erheblich (etwa zwischen 3° und 5°) höher gewesen und haben die Chronometer bis Dec. 25 so lan»e 

 heitere Tage vorherrschten, sehr starke Schwankungen der Temperatur im Laufe des Tages durchmachen müssen 

 durchschnittlich von etwa 10° und die bei den Beobachtungen benutzten in Luxor bis zu 15° R. 



Da die Daten zu einer genauem Bestimmung der zu den vorstehend tabulirten Gängen gehörigen Tem- 

 peraturen fehlen, habe ich bei einer genäherten Bestimmung des relativen Werths der einzelnen Chronometer die 

 Temperatur ganz aufser Betracht gelassen und die Gänge nur als Functionen der Zeit, mit Hülfe graphischer 

 Construction, ausgeglichen. Der wahrscheinliche Fehler des täglichen Ganges und die wahrscheinliche Veränderung 

 des täglichen Ganges in 24 Stunden ergaben sich dadurch angenähert 



für die ganze Zeit für den Aufenthalt in Luxor 



für Chron.^4 w.F. ±0?21 w.Veränd. ±0?18 w.F. ±0?29 w.Veränd. ±0?27 



B 0.26 0.25 0.33 0.35 



C 0.29 0.33 0.20 0.32 



Y 0.22 0.16 0.15 0.15 



Z 0.23 0.19 0.24 0.15 



E — — 0.34 0.37 



Die Werthe „w.F." und „w. Veränd." sind nur eine jede Reihe unter sich für die verschiedenen Chronometer, 

 aber nicht die Werthe der einen Reihe mit denen der andern vergleichbar, weil in den „w.F." die Effecte der 

 Compensationsfehler und andere gesetzmäfsige Störungen des Ganges mit enthalten sind, die aus den „w. Veränd." 

 grofsentheils herausfallen. 



Ich habe diese Rechnungen angestellt, um zu erfahren, ob in die Berechnung der telegraphischen Län^en- 

 bestimmung für Luxor verschiedene Gewichte der einzelnen Chronometer einzuführen wären. Eine genauere Un- 

 tersuchung der Chronometer hat sich Dollen vorbehalten, welcher für die vier russischen über ein viel umfang- 

 reicheres Material dazu verfügt. So weit ich für meinen Zweck die Rechnungen geführt habe, ergibt sich aus den- 

 selben, dafs die Chronometer A, Y und Z besser sind als B, C und E; aber das Werthverhältnifs ist aus dem mir 

 vorliegenden Material nur wenig genau festzustellen, und scheint gerade in der Periode, wo die Störungen der 

 Chronometer durch den Gebrauch zu den sonstigen Fehlerquellen hinzugekommen sind, ein etwas abweichendes, 

 aber aus der kurzen Gangreihe noch weniger sicher zu ermittelndes, gewesen zu sein. Da nun noch der Umstand 

 hinzukommt, dafs gerade die entschieden weniger guten Chronometer C und E an den für die Längenbestimmung 

 in Betracht kommenden Tagen fast immer ungestört gestanden haben, während die bessern transportirt wurden, 

 also gerade an diesen Tagen die wirklichen Unregelmäfsigkeiten des Ganges für alle Chronometer weniger ver- 

 schieden gewesen sein werden, habe ich es für gerechtfertigt gehalten, bei der Reduction der Signalwechsel alle 

 Chronometer mit gleichem Gewicht stimmen zu lassen. 



