180 A uwe rs: Bericht übe?' die Beobachtung des 



Tropfen — innerhalb der Sonne, ich sehe demnach mit demselben eine dunkle Scheibe auf hellem Grunde zu klein 

 und werde dieselbe folglich aller Wahrscheinlichkeit nach auch zu klein messen. 



Den Betrag dieses Fehlers habe ich in Luxor vergeblich zu ermitteln versucht; durch die Vergleichung 

 der scheinbaren Contacte am Modell liefs er sich nicht bestimmen, weil dabei mein ohnehin grofser und für das 

 Heliometer besonders starker persönlicher Fehler, von dem vorhin die Rede gewesen ist, ins Spiel kam, und die directe 

 Messung der Modellscheibe auf hellem Hintergrunde war wegen unzureichender Dimensionen meines Modells nicht 

 ausführbar. Ich habe die Bestimmung deshalb verschieben müssen, bis eins der Modelle der Reichs-Expeditionen 

 wieder in meine Hände gelangt war. Alsdann habe ich folgende Messungen der Scheiben dieses Modells (desjenigen 

 der chinesischen Expedition) gemacht, alle mit der 96f. Vgr. und mit Ausnahme der letzten Messung mit Schraube II: 



M r p p " 



1875 Mai 31. Entf. 118.73 mittl.Scheibe 0.9949 Oc. 12.35 Red.+0.45 logr 1.74307 beob.rf 55.06 Corr.+0.45^ 

 kleine 

 grofse 



mittl. 

 Juni 1. - 118.76 mittl. 



grofse 



grofse 



mittl. 

 Juni 5. - 105.78 mittl. 



grofse 



grofse 



mittl. 

 Juni 7. - 105.86 grofse 



Juni 8. - 112.27 grofse 



Herr Professor Förster hatte die Gefälligkeit die Scheiben mit den Hülfsmitteln der Normal-Eichungs- 

 Commission genau ausmessen zu lassen, wodurch sich die linearen Werthe der gemessenen Durchmesser bei einer 

 Temperatur von 2192 C. = 64.068, 31.952 und 18.030 Millimeter einer Silberscale ergaben, deren Ausdehnungs- 

 Coefficient = 0.0000175 ist. Die Rechnung, deren Ergebnisse die vorstehende Tafel enthält, ist einstweilen aus- 

 geführt, indem für die wirklichen Durchmesser unmittelbar die eben aufgeführten Zahlen genommen wurden. Es 

 finden sich dann als Correctionen der gemessenen Durchmesser, mit den übrigen in der Tafel selbst aufgeführten 

 Daten, die in der letzten Columne angegebenen Werthe. 



Die Normal-Ocularstellungen sind aus der Entfernung berechnet mit der Brennweite l¥l68 und der An- 

 nahme: Einstellung = 1P20 für unendliche Entfernung, gleich der Einstellung bei den Venus-Messungen am 9. De- 

 cember; die Reductionen der bei den Messungen stattgehabten Stellungen auf diese berechneten sind oben ange- 

 geben, und der Effect derselben ist in den für log r angesetzten Werthen eingeschlossen, indem diese eine Cor- 

 rection von — 36.5 Einheiten der letzten Stelle für +l p Ocularveränderung enthalten. Der für unendliche Ent- 

 fernung angenommene Werth von log r = 1.74720 gehört nach der weiter oben vorkommenden Ableitung unmit- 

 telbar zu Oc. = 0P80, worauf später Rücksicht zu nehmen ist. 



Die Entfernungen sind nicht bis auf die letzte angegebene Stelle sicher. Da mir die Mittel fehlten, die- 

 selben sehr genau zu bestimmen, beabsichtigte ich ursprünglich ihre Kenntnifs dadurch überhaupt entbehrlich zu 



