240 Richard Volk. 



und Gehalt des Wassers an organischem Detritus relativ ärmer werden, 

 weil sich ihre Filtrierfähigkeit vermindert. Auch in diesem Fall scliiebt 

 das Netz, statt sie gleichmässig zu filtrieren, beim Aufzug immer grössere 

 Wassermengen vor seiner Mündung zur Seite (15). 



Hier in der Elbe erscheint im Hochsommer Coscinodiscus subtilis 

 Ehrbg. in ganz ungeheuren Massen und bewirkt dann eine so erhebliche 

 Verminderung der Durchlässigkeit der Netze, dass die Filtration zuweilen 

 fast auf Null herabgedrückt wird. Gelegentlich meiner Versuchsfahrten im 

 August 1898 und dann wiede)- bei den regelmässigen Fangfahrten des 

 folgenden Jahres ist es vorgekommen, dass bei Anwesenheit grosser Mengen 

 der genannten Alge das Wasser im aufgezogenen Netz in einem Fall 

 fast 9, in einem anderen über 12 Minuten brauchte, um bis in die Nähe 

 des Eimers abzulaufen. Im letzten Fall handelte es sich dazu um ein 

 neues, noch wenig gebrauchtes Netz. Wenn man auch zugeben muss, 

 dass der Uebelstand bei untergetauchtem Netz, und besonders bei lang- 

 samerem Aufzug, nicht in so auffälliger Weise zur Geltung kommt, so 

 bleibt er immerhin gross genug, um die Filtrier- und damit die Fang- 

 fähigkeit der Netze in nachtheiligster Weise zu beeinflussen. 



Ferner ist im Netzmaterial selbst, in der Natur der Seidengaze 

 eine Fehlerquelle nachweisbar, indem sich die ursprüngliche 

 Maschenweite sehr bald im Gebrauch verändert (10, 14, 15, 17). 

 Anscheinend liegen hier zwei Ursachen vor. Quellung der Gespinnstfäden 

 und Einlagerung von feinstem Detritus zwischen die Coconfäden, aus 

 welchen sie hergestellt sind. Beide Ursachen bewirken Verdickung der 

 Gespinnstfäden auf Kosten der Lochweite und damit eine Abnahme 

 der Filtrierfähigkeit. 



Schliesslich ist auch die Konstruktion der Netze nicht einwandfrei: 

 Schon die nicht zu umgehenden Näthe bilden Schlupfwinkel, in welchen 

 viele Individuen stecken bleiben. Nicht ganz so schlimm verhält es sich 

 mit dem ebenfalls nicht zu umgehenden, übrigens durchaus rationell 

 eingerichteten Anschluss des Eimers an den Gazebeutel. Unnöthig aber 

 sind für unsere Zwecke die filtrierenden Gazeflächen des Eimers und 

 damit sein komplizierter Bau, durch welchen 12 Ecken mit ebensovielen 

 Kanten in einer Gesammtlänge von 57 cm beim kleineren und 72 cm 

 beim grossen AP8TEL\netz entstehen und eine kaum zu beseitigende 

 Fehlerquelle recht erheblich vergrössern helfen. In richtiger Erkenntniss 

 dieses Fehlers hat Burckhardt sein Netz mit einem genügend schweren 

 kürzeren Eimer ohne Gazefenster versehen (10). 



Aus Alledem ist zu erkennen, dass die Kieler Netze nur in 

 beschränkten Grenzen als „quantitativ" angesprochen werden können, 

 und dass sie geeignet sind, falsclie Bilder von der Menge und Zusannnen- 

 setzung des Planktons der mit ihrer Hülfe untersuchten Gewässer zu 



