Methoden der Hamburgischen Elbe -Untersuchung. 



151 



Süsswasser vielfach Organismen auftreten, welche ihres geringen 

 specifischen Gewichts wegen niemals zu Boden sinken. 



An der Fangstelle muss man bei der Wasserentnahme zu diesem 

 Filterverfahi'en darauf bedacht sein, den Aufzug des Saugkorbs durch 

 Anwendung der Handkurbel derart zu regeln, dass die ganze Wassersäule, 

 je nach Grösse der gewünschten Probe, bei 50 resp. 100 Radtouren 

 gleiclimässig durchzogen wird. Weil aber hierbei die Ausschaltung des 

 Sandfängers nöthig wird, ist der Versuch zu maclien, den Sandgehalt 

 durch langsames Pumpen herabzusetzen. Bleiben trotzdem noch störende 

 Sandmengen in der Wasserprobe, so sind dieselben im Laboratorium durch 

 Schlämmen zu entfernen. 



Die Filtration selbst geschieht mit Hülfe einer Wasserstrahl-Luft- 

 pumpe. Die Filterkerze a (Fig. 5) ist durch einen Gummiring g in dem 

 nur 0,5 cm weiteren Glascylinder bb eingedichtet. Der Cylinder bb ist an 

 seinem unteren Ende zu einer Röhre ausgezogen, welche mittels eines 

 Gummistopfens durch den Deckel des Sedimentiercylinders cc gesteckt ist. 



Ein dünner und glatter Gummischlauch 

 verbindet diese Röhre mit dem etwa 

 3 cm über dem Boden des grossen Cy- 

 linders hängenden Saugkörbchen d. 

 Ueber die etwa 30 Quadratcentimeter 

 grosse Oefifnung des kugeltrichter- 

 förmigen Saugkörbchens ist ein Stück 

 feinster Müllergaze gespannt, der über- 

 bundeneRand derselben möglichst glatt 

 beschnitten und sammt der Bindfaden- 

 lage mit mehreren Schichten Collodium 

 überzogen, damit sich die hier an- 

 setzenden Planktonorganismen ohne 

 Verlust wieder abspülen lassen. Ich 

 musste zu dieser die Arbeit scheinbar 

 nicht vereinfachenden Vorrichtung 

 greifen, w'eil die Elbe, wie so manches 

 andere Binnengewässer, zeitweise sehr 

 reich an flottierenden Algen, haupt- 

 sächlich Clathrocystis aeruginosa, ist. 

 Hängt man die Filterkerze in solchem 

 Fall direkt in das Sedimentiergefäss, 

 so wird ihre Oberfläche sehr bald von 

 diesen Algen dicht bedeckt und damit 

 • — trotz Sedimentierung — die Filtrierfähigkeit erheblich herabgestimmt. 

 Diesem Uebelstand suchte ich durch Anwendung des Saugkörbchens zu 



15 



Fig. 



