158 Richard Volk. 



Das Bestreben nach Vereinfachung- und Erleicliterung- hat zu 

 verschiedenen Vorschlägen geführt, von welclien die amerikanische 

 Methode von Sedowick und Rafter in der Schweiz Eingang und 

 „Verbesserung" gefunden hat. 



Die Herren 0. AMBERG und Professor SCHRÖTER behandeln die 

 „quantitativen" Netzfänge wie folgt (1, 2), Der Fang wird mit Hülfe 

 eines Gazefilterchens auf 5 ccm eingeengt, und davon 1 ccni in eine von 

 Sedgwick angegebene Zählkammer gebracht. Diese besteht aus einem 

 Objektträger mit aufgekittetem Messingrahmen von 50x20x1 mm 

 lichter Weite, dass also ein flacher Trog von 1000 cmm Inhalt bei 

 einer Grundfläche von 1000 qmm entsteht. Ursprünglich hatte diese 

 Fläche auch eine Diamantstrich-Theilung in 1000 Quadrate von je 1 mm 

 Seitenlänge. RAFTER hat diese Theilung daduich umgangen, dass er in 

 das Okular des Mikroskops eine quadratisch ausg^eschnittene Blech- 

 scheibe einlegt, wodurch ein quadratisches Sehfeld entsteht, dessen 

 Oberfläche, bei bestimmter Vergrösserung, 1 qmm wahren Gesichtsfeldes 

 entspricht. Durch Fixieren eines Punktes (Körperchens) an einem Rande 

 des Sehfelds und Verschieben des Objektträgers, bis der fixierte Punkt 

 genau am gegenüberliegenden Rand angelangt ist, lässt sich eine grössere 

 Objektfläche ebensogut durchmustern, wie auf einer getheilten Zählplatte. 



Ueber das Füllen der Zählkammei- hören wir AMBERG selbst: 

 „Das Messgläschen (mit dem Plankton) nahm ich zwischen Mittel- und 

 Ringfinger der rechten Hand und verschloss die Oeffnung mit dem 

 Daumen. Durch einige Wendungen des Gläschens erzielte ich eine 

 möglichst homogene Mischung des Inhalts. War das erreicht, dann hielt 

 ich das Gläschen schief über die Kammer, die Oeffnung nach unten, hob 

 den Daumen ein wenig und Hess so einen Theil der Mischung ausfliessen. 

 Mit einiger Uebung bringt man es dazu, dass fast genau ein Kubik- 

 centimenter ausfliesst, ist es etwas mehr, so schadet es nichts, widrig 

 dagegen ist es, wenn w^eniger als ein Kubikcentimeter in der Kammer 

 sich befindet. Die Flüssigkeit wird mittelst einer Nadel in die Ecken 

 der Kammer geleitet, sodass diese sich füllen und keine Luftblasen 

 entstehen. Das Deckglas wird flach aufgeschoben und beseitigt den 

 Ueberschuss der Flüssigkeit. Das Füllen besorgt man am besten auf einem 

 Blatt Filtrierpapier, welches alles überschüssige Wasser aufsaugt" (1). 



Dieses Füllen der Zählkammer ist allerdings sehr einfach, aber 

 auch in noch höherem Grad unzuverlässig. Viel mehr noch als bei der 

 volumetrischen Verdünnung und der Stichproben -Entnahme Hexsex's 

 kommt hier die Entmischung durch Sedimentierung des Planktons zur 

 Geltung und ausserdem bleibt eine grössere Anzahl von Organismen am 

 Daumen der rechten Hand des Arbeitenden hängen. Was nun gar das 

 Abschieben des „ Ueberschusses der Flüssigkeit" anlangt, so muss man 



