Methoden der Haiiiburgisclien Elbe-Untersucliuiig. \g^ 



Terpentin erhalten). Durch vorsichtiges und zweckentsprechendes Nieder- 

 drücken des Deckglases über den Wachsfüsschen, erreicht man es dann 

 bei einiger Uebung, dass sich die Masse gleichmässig über die Platte 

 vertheilt, ohne bis zu den Deckglasrändern oder gar über dieselben hinaus 

 vorzudringen, was unter allen Umständen zu vermeiden ist. Dem durch 

 Adhäsion bedingten Einbiegen grosser Deckgläser begegnet man dadurch, 

 dass man sie, ihier Grösse entsprechend, durch ein oder mehrere unter- 

 gelegte Splitterchen von 0,1—0,2 mm dickem Deckglas stützt. Die grossen 

 Deckgläser zu Zählzwecken sind 1 mm dick. 



Weil bei längerem Arbeiten an den Rändern des Präparats Wasser- 

 verdunstung, und damit Verschiebung von Organismen eintritt, schliesse 

 ich gegen die Luft ab, indem ich den Deckglasrand mittels einer Pipette 

 mit Rizinusöl umgebe, dessen Reste sich später sehr leicht mit Alkohol 

 abwaschen lassen. 



Von den theueien Kieler Zählplatten bin ich abgekommen, 

 weil die Linien bald bis zur Unkenntlichkeit zu schwach, oder aber so 

 kräftig mit dem Diamanten behandelt waren, dass sie im Sehfeld des 

 Mikroskops als tiefe Furchen mit unregelmässig zackig ausgesprungenen 

 Rändern erschienen. Ich hatte mir seiner Zeit, ohne Kenntniss des 

 RAFTER'schen Zählokulars (vgl. pag. 158) genau dieselbe Vorrichtung her- 

 gestellt, sie aber später gegen eine bessere vertauscht. Statt eine quadratisch 

 O ausgeschnittene Blechscheibe einzulegen, spannte ich über 

 die kreisförmige Blendscheibe des Okulars genau mit 

 einander gleichlaufend zwei feine Haare, wie Figur 8 

 zeigt. (Ich liess auch zum Einlegen eine Glasscheibe 

 mit eingeritztem Quadrat anfertigen, doch arbeite ich 

 lieber mit der Haar- Vorrichtung). Die RAFTER'sche 

 Fig. s. Scheibe wird häufig dadurch unbeciuem, dass die auf der 



Grenze des von ihr gebildeten Gesichtsfelds liegenden Organismen oft 

 theilweise verdeckt und dadurch unkenntlich werden. Um sie bestimmen 

 und zählen zu können, muss man den Objektträger seitlich verschieben, 

 und wenn man nachher auch wieder zurückschiebt, so kann das bei 

 häufiger Wiederholung auf dei'selben Platte, ganz abgesehen vom Zeit- 

 verlust, doch Veranlassung zu Fehlern werden. Mit der neuen Einiichtung 

 dagegen bietet das Sehfeld genau dasselbe Bild wie bei einer gut 

 gearbeiteten Zählplatte, auf der ja auch jedes auf einer Grenzlinie liegende 

 Objekt ebensogut zu erkennen ist, als ob es sich in der Mitte der Zähl- 

 fläche befände. 



Gezählt wird Alles was zwischen den beiden Haaren zu sehen ist, 

 indem man die Platte allmählich vom unteren bis zum oberen Rand zu 

 sich hin bewegt. Ist der Inhalt der von den beiden Haaren begrenzten 

 Vertikalzone des Gesammt- Objekts ausgezählt, so merkt man sich irgend 



