1(50 Richard Volk. 



einen Pnnkt, der gerade eben von dem rechten Haar berüliit wiid, und 

 schiebt ihn dann so weit nach links, dass er nun genau dieselbe Stellung 

 zum linken Haar einnimmt. Dann wird die neue Zone wieder durch die 

 ganze Breite der Zählplatte von unten bis oben durchbestimmt, und so fort, 

 bis man die ausgebreitete Probe auch in ihrer ganzen Länge bewältigt 

 hat. Dabei halte man an der Regel fest, Grenzobjekte nur auf der rechten 

 Seite zu zählen, denn wenn man sich in diesei- Beziehung nicht an eine 

 feste Ordnung gewöhnt, kommt man durch Zweifel leicht zu Irrthümern. 



Von Wichtigkeit ist endlich die Einrichtung des Zählmikroskops. 

 Zwar existieren bereits verschiedene Mikroskopstative für besonders grosse 

 Beobachtungs-Flächen (1(5, 17, 23), doch scheint mir keines derselben ganz 

 den Anforderungen zu entsprechen, welche man an ein derartiges Instrument 

 zu stellen berechtigt ist. Das beste, von Nebelthau angegebene Modell 

 (23) leidet an einem mangelhaften Beleuchtungsapparat. Darum habe 

 ich es vorgezogen, für unsere Zwecke das in Fig. 9 abgebildete Stativ 

 zu konstruieren. \) 



Ueber der Tischhohe des mit abnehmbaren Armstützen (die man 

 auch nach vorn und hinten verstellen kann) versehenen Unterbaues er- 

 heben sich die beiden Säulen a und b, welche die horizontale, dreiseitig 

 prismatische, stählerne Gleitstange c tragen. Auf diesem Prisma ist der 

 Tubus durch den Schlitten d horizontal vor dem Beobachter zu verschieben. 

 Ganz unten, am Fuss des Stativs, ist eine zweite, mit der vorigen gleich- 

 laufende Gleitbahn c' angebracht, deren Schlitten d' ein vertikales Stahl- 

 prisma e tiägt, an welchem der Beleuchtnngsspiegel mit Irisblende durch 

 Triebwerk auf und nieder bewegt werden kann. Statt dieses einfachen 

 lässt sich auch, wie die Abbildung zeigt, ein ABBE'scher Beleuchtungs- 

 Apparat einsetzen. Schiefe Beleuchtung kann bei der vom Tubus unab- 

 hängigen seitlichen Bewegung des Schlittens d' selbstverständlich auch 

 mit dem einfachen Beleuchtungsspiegel erzielt werden. Die beiden 

 Schlitten lassen sich an jedem Punkt ihrer Gleitschienen feststellen. Der 

 Tubusschlitten wird durch die Triebschraube ff sehr gleichmässig bewegt. 

 Die an der Unterseite des Schlittens befindliche Führungsmutter ist ihrer 

 Länge nach halbiert und zu öffnen, so dass man nach beendeter Unter- 

 suchung das zeitraubende Zurückschrauben umgehen, und den Schlitten 

 freihändig und schnell von der linken zur rechten Seite zurückführen 

 kann. Die Verschiebung des Beleuchtungsschlittens geschieht immer aus 

 freier Hand, und auch die des Tubusschlittens lässt sich mit genügender 

 Genauigkeit ausführen, wenn man die Gleitschiene mit der lechten Hand 

 umfasst, und mit dem Nagel des aufgestemmten Daumens den Schlitten 



'j Das Instrument ist nach meinen Aiiiiahcn in (lern optisclien Institut von 

 A. KrÜSS (Inhaber Dr. HUOO KkÜss) hier gebaut. 



