Amylum nitrosum. — Einfacher Apparat zur Bestimmung d. Harnstoffs. 283 
Die Darstellung des hier zu benutzenden trocknen Extractes ist in der 
oben erwähnten Mittheilung näher beschrieben. Auf ein engl. Pfund (373 g.) 
der Rinde verwendete Redwood 24 g. Salzsäure. (Pharm. Journ. and 
Transactions. Ser. III. No. 754. pag. 441.) 
Amylum nitrosum. — Eine längere Arbeit über diesen Körper liegt 
von Dr. Squibb vor. Er hält das Amylnitrit für einen Körper von loser 
molecularer Structur, ungleicher Zusammensetzung und unbeständigem Siede- 
punkt und wünscht daher eine gleichmässige Bereitungsweise. Als die beste 
empfiehlt Squibb diejenige durch Einwirkung der der Salpetersäure auf 
Amylalkohol im Glycerinbade, dessen Temperatur genau geregelt wer- 
den muss. 
Was die Aufbewahrung betrifft, so meint Squibb, dass in kleinen, mit 
Glasstopfen verschlossenen Gefässen das Amylnitrit sich sehr gut halte, dass 
die beste Aufbewahrung aber die in kleinen beiderseits zugeschmolzenen 
Glasröhren sei. 
Im Gegensatze hierzu betont Dott, dass ein absolut chemisch reines 
Präparat unnöthig sei; man könne ein Amylnitrit für gut erklären, wenn 
100 Theile bei 90 bis 100°C, destillirt, nicht weniger als 70 Volumtheile 
übergehen liessen. 
Wenn Squibb erklärt, dass Amylnitrit sich in keinen Glasflaschen an 
einem kühlen, dunklen Orte aufbewahrt, gut hält, während Balfour sagt, 
dass es bei dieser Aufbewahrung physiologisch unwirksam wurde, so ist 
Dott der Ansicht, dass die Wahrheit‘ wohl in der Mitte liegt. (Pharm. 
Journ. Ser. III. No. 756. 757. 766.) 
Einfacher Apparat zur Bestimmung des Harnstoffs. — Dieser Appa- 
rat, dessen Abbildung wir nebenstehend geben, wird von A. W. Gerrard 
empfohlen. Er besteht aus drei 
Theilen, a, b, c. Das Fläschchen a 
enthält ein Reagensgläschen von 
5 C.€. Inhalt; durch einen Kaut- 
schukschlauch ist das Gefäss a 
mit b und dieses von seinem un- 
teren Ende aus wiederum mit c 
verbunden. Beide Gefässe, b und 
ec, sind mit einer Klammer so 
befestigt, dass c auf und nieder 
bewegt werden kann. 
Zum Gebrauch werden zunächst 
die Gefässe b und c bis zum Null- 
strich mit Wasser gefüllt, in die 
Flasche a 25 C.C. einer Natrium- 
hypobromitlösung und in das Rea- 
gensgläschen 5 C.C. des zu prü- 
fenden Harns gegeben. Die Kaut- 
schukstöpsel werden fest ein- 
gedrückt, so dass keine Luft 
eindringen kann und darauf noch- 
mals geprüft, ob das Wasser auf 
dem Nullstriche richtig einsteht. 
Wenn dieses nicht der Fall ist, 
so öffnet man den (uetschhahn 
oben am Glässchen b und schliesst 
ihn, sobald das Wasser den Null- 
punkt erreicht hat. Darauf neigt man das Gefäss a so, dass der Harn aus 
dem Reagensgläschen herausfliesst; es erfolgt ein Aufbrausen und der ent- 
wickelte Stickstoff drückt das Wasser in das Gefäss c. Das Ende der Reac- 
tion wird durch das Aufhören der Gasentwicklung angezeigt, Man kühlt 
