136 



Contimdrlicher Deplacirungsapparat 



bereitung. Er besteht aus 3 bis 4 Cylindern aus Eisen- 

 blech von 40 bis 50 Centimeter Höhe, im Durchmesser 

 der für gewöhnlich in Behandlung genommenen Menge 

 der Substanz entsprechend. Die Cylinder haben, wie die 

 Figur zeigt, eine Röhre aus Zinn, an der Mündung durch 

 einen guten Propf befestigt, so dass man sie zur Reinigung 

 fortnehmen kann. Ihr Zweck ist, die Flüssigkeit in den 

 nächsten Cylinder zu leiten. Die Mündung einer jeden 

 Röhre ist etwa 10 Centimeter unter dem obern Rande 

 des Cylinders. Der Apparat wird durch Wasser mit 

 constantem Druck aus dem Resevoir A gespeist. Es er- 

 giebt sich : 



1) dass die Deplacirung gleichmässig in allen Syste- 

 men statt findet mit einer Lebhaftigkeit, die der Quanti- 

 tät des zufliessenden Wassers entspricht ; 



2) dass kein Cylinder zu voll werden kann, wenn 



man den Zufluss angemessen 

 regelt ; 



3) dass keinem Cylinder 

 Wasser fehlen kann, denn 

 der Abfluss rauss aufhören, 

 sobald die Flüssigkeit sich 

 mit der Mündung der Röhre 

 im gleichen Niveau befindet; 



4) dass der Abfluss durch 

 Anbringung eines Hahnes 

 am Resevoir geregelt wer- 

 den kann, und dass der 

 Druck nur auf einer schwa- 

 chen Flüssigkeitssäule lastet. 



Diese Bedingungen kön- 

 nen noch sicherer erfüllt 

 werden durch eine intermit- 

 tirende Fontaine. 



Das Reservoir R ist 

 • hermetisch geschlossen, die 

 beiden Röhren D und E 

 ragen einen oder mehrere 

 Centimeter in das Innere 

 des Cylinders. Das Wasser 

 fliesst durch E ab, die Luft 

 durch D ein. Indem der 

 Cylinder sich füllt, wird die 

 Mündung der Röhre D ein- 

 getaucht, der Abfluss dauert 

 fort, bis die Flüssigkeit in 



