Abänderung dei' gebräuchlichen Aräometer etc. 139 



ter a in den Trichter und erst auf dieses das eigentliche 

 Filter zu bringen^ und Sorge zu tragen, dass jede Falte 

 in demselben vermieden wird. Durch Aufgiessen von 

 Wasser auf das Filter und Aussaugen prüft man dann 

 die Dichtigkeit des Apparats. {Zeitschr. des Vereins deut- 

 scher Ingenieure. 1863. März-Heft S. 156.) Bkh. 



Heber eine Abänderung der gebräuchlichen Aräometer 

 und Alkoholometer^ so ^Tie der Spindeln zur Be- 

 stimmung des spec. Gewichts von Flüssigkeiten; 



von Robert Wildenstein in Aachen. 



Verschiedene Uebelstände beim Gebrauch der ge- 

 bräuchlichen Aräometer, namentlich dass sich beim Mes- 

 sen heisser Flüssigkeiten die meistentheils mit Siegellack 

 befestigten Scalen senken, auch dass bei gedrängter Scale 

 die Ablesung durch das Heraufziehen der Flüssigkeit im 

 Aräometer oft nicht mit der gehörigen Genauigkeit vor- 

 genommen werden kann, haben den Verf. veranlasst, die 

 betreffenden Instrumente dahin abzuändern, dass sich die 

 Scale nicht mehr in oder an der Spindel, sondern ein- 

 geschliffen in dem Cylinder befindet. Die In- 

 strumente erhalten dadurch grosse Aehnlichkeit mit der 

 Erdmann'schen Schwimmervorrichtung und mögen die um- 

 stehenden Figuren das Gesagte veranschaulichen. Die an- 

 geführten Grössen fand der Verf. nach vielen Versuchen 

 entsprechend, und die Längen des Cylinders und der 

 Spindel sind für eine Scale nach Baume von 1 bis 40 

 Proc. in 1/2 getheilt vollkommen ausreichend. 



Der Cylinder A B hat ohne Fuss eine Höhe von 

 20 Centim. und einen Durchmesser von 2 Centim. Die 

 Länge der Spindel G H ist 20^/2 Centim. engl., also im- 

 mer etwas über den Cylinder heraus. Der Spindeltheil' 

 GK ist 12^/2 Centim. lang bei einem Durchmesser von 

 0,4 Centim. Von K bis i beträgt die Länge 4 Centim. 

 und auf diesen Theil ist die kreisförmige, bei senkrech- 

 ter Stellung der Spindel wagerechte Linie l m eingravirt, 

 und zwar 1 Centim. von i entfernt. Endlich ist der mit 

 Quecksilberkugel versehene Theil der Spindel i H 4t Cen- 

 tim eter lang. 



Soll nun der Cylinder eine Scale nach Baume für 

 schwere Flüssigkeiten tragen, so ist die Scale auf dem- 

 selben so anzubringen, dass, angenommen, der Cylinder 

 sei mit einer Flüssigkeit von 1,075 spec. Gew. bei 12i/2^R. 



