156 C. Mann: Bestimmung ätherischer Oele. 
schüttelungsflüssigkeit bei möglichst niederer Temperatur vorzunehmen, 
da nur dadurch der bei den anderen Methoden von mir gerügte Verlust 
zu vermeiden war; zweitens, ein Verfahren zu ermitteln, mittels dessen 
man genau den Moment konstatieren kann, in welchem sämtliches 
Rhigolen verdunstet ist, um dann eine genaue Wägung des Oeles vor- 
nehmen zu können. Es war dies um so wichtiger, als bei Ausseracht- 
lassung dieses Momentes eine weitere Verdunstung auf Kosten des 
ätherischen Oeles vor sich gehen musste, während andererseits eine 
Wägung vor Eintritt dieses Momentes einen zu hohen Gehalt an 
ätherischem Oel liefern musste, indem ein Teil der noch nicht gänzlich 
verflüchtigten Ausschüttelungsflüssigkeit mitgewogen wurde. 
Dass es meinerseits anzustreben war, die Wägung des ätherischen 
Oeles nur in einem luftdicht abgeschlossenen Gefässe vorzunehmen, 
durfte nach dem, was ich oben gerügt, als selbstverständlich erscheinen. 
Das von mir speziell für diesen Zweck konstruierte und als sehr zweck- 
mässig befundene Wägeglas (siehe Abbildung Fig. II) besteht aus einem 
Erlenmeyer-Kolben von ca. 100 ccm Inhalt. Seitlich, etwas über der 
Mitte seiner Höhe ist eine mit einem gut eingeschliffenen Glashahn versehene 
Röhre von ca. 8 cm Länge wagerecht eingeschmolzen. Die Halsöffnung des 
Kolbens ist mit einem hohlen gut schliessenden Glasstopfen verschlossen und 
in diesem befindet sich senkrecht eingelassen eine, ebenfalls mit einem Glas- 
hahn versehene Glasröhre. Der untere Teil dieser Röhre ragt so weit in 
das Innere der Flasche hinein, dass er sich ca. 2 cm über dem Niveau 
befindet, welches ein Quantum Flüssigkeit von 25 ccm in dieser Flasche 
bildet. Dieses Wägeglas erlaubt es einerseits, eine Verdunstung des, das 
ätherische Oel gelöst enthaltenden Rhigolens mittels durchgesaugter Luft 
vornehmen zu können, ohne eine Verflüchtigung des ätherischen Oeles 
befürchten zu müssen. Es findet nämlich bei Inbetriebsetzung des Apparates- 
durch die Verdunstung eine derartige Temperaturerniedrigung statt, dass 
sich das Wägeglas aussen stark beschlägt, eventuell sogar mit Eis, während 
ich in seinem Innern eine Temperaturerniedrigung bis zu — 14° beobachten 
konnte. Die beiden Glashähne ermöglichen anderseits nach Abschluss eine exakte 
Wägung, ohne eine Verdunstung des ätherischen Oeles befürchten zu müssen. 
Zur Erreichung der von mir erwähnten Vorteile verfuhr ich folgender- 
malsen. (Siehe Abbildung Fig. II.) Das Saugrohr einer Wasserstrahlluft- 
pumpe verband ich unter Zwischenschaltung einer kleinen Saugflasche der- 
artig mit dem seitlichen Ausatzrohre des oben beschriebenen Wägegläschens, 
dass durch dasselbe ein starker Luftstrom gesaugt wurde, der vorher in 
einem Chlorcaleiumturm (mit CaC!s; und CaO gefüllt) und einer Schwefel- 
säuretrockenflasche voä aller Feuchtigkeit befreit war und durch das in 
dem Stopfen der Wägeflasche befindliche Glasrohr in dieselbe eintrat. Dieser 
Luftstrom trifft direkt auf das Rhigolen und bringt dasselbe unter starker 
Wärmeabsorption zur Verdunstung. Das Abflusswasser der Wassersträhl- 
luftpumpe leitete ich nun mit den abgesaugten Rhigolendämpfen in eine 
mit drei Tuben versehene Wulff’sche Flasche. In dieser sammelt sich 
