146 Christian Bohr. 



que celui d'un des cylindres (40 cm. cubes environ), car il en 

 résulte qu'a chaque affliix du sang dans Tappareil, l'air du 

 recipient est complétement remplacé par Fair du cylindre qui 

 se remplit. 



Il est quelquefois désirable que raréométre, avant le com- 

 mencement de l'expérience, soit rempli d'un mélange gazeux 

 ayant une composition différente de celle de l'air atmosphérique. 

 On emploie aussi dans ce bul les recipients, en en remplissant 

 un OU plusieurs, avant le montage de l'appareil, d'un gaz pur 

 (acide carbonique, oxygéne , azote); des qu'ils sont en place, 

 que les cylindres sont remplis a moitié d'une solution de 

 chlorure de sodium et que l'appareil est ainsi prét k fonc- 

 tionner, on ouvre tons les robinets des recipients de méme 

 que le robinet å; et, a l'aide d'un reservoir a pression élevée 

 qui renferme la solution de chlorure de sodium et communique 

 avec le tube /, on donne au liquide de l'appareil le méme 

 mouvement qu'en opérant avec du sang. Il suffit qu'il circule 

 deux OU trois l'ois dans les cylindres pour que le mélange 

 gazeux soit identique dans tout l'appareil; c'est ce que j'ai 

 vérifié plusieurs fois par l'expérience , et on pouvait d'ailleurs 

 le prévoir d'aprés la construction de l'appareil. 



11 est encore a observer que le robinet I (Fig. 1) sert a 

 mettre l'appareil en communication avec l'air atmosphérique, 

 ce qui est nécessaire pendant le remplissage avec la solution 

 de chlorure de sodium , mais il reste ferme pendant toute la 

 durée de l'expérience. Un manometre a mercure n indique la 

 pression totale dans l'appareil. 



Pour maintenir constante la temperature de l'aréométre, on 

 l'installe dans une caisse a eau B (Fig. 2), a parois en verre, 

 dont le fond laisse passer les tubes f ei g, par lesquels les 

 cylindres se remplissent et se vident, et pour faciliter cette 

 installation, la caisse B se compose de deux parties, dont 

 l'inférieure porte une rainure remplie de mercure dans laquelle 

 s'emboite la partie supérieure. L'eau oii plonge l'appareil est 



