Sur !a respiration iminioiiairo. 147 



maintenue u une temperature de 38° environ a l'aide d'une 

 lampe a gaz qiii communique avec un régulateur k éther. 



Le levier qui sert a mouvoir le compresseur h coulisse de 

 la Fig. 1 émerge de la caisse a eau par son extrémité a (Fig. 2|. 

 A chacun de ses déplacements , par conséquent chaque fois 

 qu'un cylindre se remplit, le ressort b (Fig. 2) ferme un courant 

 électrique qui fait marquer sur le cylindre tournant c (Fig. 2 1 

 le nombre des remplissages et leur durée. On connail ainsi 

 a chaque instant la quantité de sang qui passe dans les 

 cylindres et la durée du séjour que chaque cylindrée y fait. 



Dans l'installation de l'aréométre , il faut avoir soin de 

 regler la pression totale qui y regne. Si l'animal soumis a 

 l'expérience et l'appareil étaient placés au méme niveau, la 

 pression dans ce dernier, a cause de celle du sang dans l'ar- 

 tére avec laquelle il communique, serait de 120 mm. environ 

 plus élevée que la pression atmosphérique. Mais, comme nous 

 le montrerons tout a l'heure, il est nécessaire , pour obtenir 

 l'équilibre de l'échange gazeux dans Taréométre, que sa pres- 

 sion totale s'approche autant que possible d'une atmosphére. 

 On atteint ce but de la maniére suivante : Taréométre est placé 

 sur un petit échafaudage C (Fig. 2) de facon a se trouver h 

 2°',50 au-dessus du plancher, tandis que Tanimal repose sur 

 une plateforme A mobile dans le sens vertical a l'aide d'une 

 cordelette passant sur des poulies fixées au plafond. La per- 

 sonne qui manæuvre le levier a et veille a l'afflux régulier du 

 sang dans les cylindres, observe en méme temps le manometre 

 n (Fig. 1) et peut facilement, suivant les circonstances , donner 

 a un aide l'ordre de relever ou d'abaisser la plateforme A pour 

 que le manometre se maintienne toujours autour du zéro. — 

 Qu'il faille regler ainsi la pression pour que les conditions 

 d'équilibre de l'échange gazeux soient remplies dans l'appareil, 

 cela résulte des considérations suivantes. L'air absorbé par 

 le sang dans les poumons a environ une pression totale d'une 

 atmosphére et une temperature de 38°. Le sang arteriel afflue 



