Undersøgelser over Atniolyseii. 



143 



strækkelig lille. For at laa Klariied lierom lod jeg del i Fig. 1 

 viste Apparat udføre. 



Det bestaar af to ottekantede planparallele (Uasplader A og B, 

 som tilvejebragtes ved at bortslibe Mjørneriie af to Plader, som 

 vare hver 4 Centimetre i Kvadrat og 1,5 (lentimetre tykke. 

 A er gjennemboret, og der er i Hullet anbragt et tilslebet Glas- 

 rør Vv. Pladerne anbragtes i et Messingkar CC, der er aabent 

 foroven ; i Bunden af Karret er der lagt nogle Læderskiver. 

 Ovenpaa A og ragende ud 

 over Randen af Karret CC, 

 er der lagt en tyk Kautschuk- 

 plade E med et Hul i Midten, 

 hvorigennem Røret L træder 

 ud. For at kunne trykke Pla- 

 derne mod hinanden , an- 

 bragtes det hele mellem to 

 Jernplader /'' og G , som 

 kunde presses sammen ved 

 Hjælp af Skruerne HH og Metrikerne MM. For at gøre Appa- 

 ratet tæt, hældtes Kvægsølv omkring L. I Karvæggen CC vare 

 to Rør / og K anbragte, som tjente til at lede en Luftstrøm 

 gennem Karret. Røret L stod i Forbindelse med en Sprengels 

 Luftpumpe i en af Hr. Docent K.Prytz angivet forbedret Kon- 

 struktion. 



Nu lededes tør atmosfærisk Luft ind i Rummet, der om- 

 giver Pladerne; Pumpen sattes i Gang og da Lufttrykket i 

 Pumpen var blevet 33,4 Mm. , medens Trykket udenfor var 

 748,4 Mm. ved en Temperatur af 16°, 4, begyndtes Opsamlingen 

 af Luften. 1 1020 Sekunder opsamledes da 3,6i Kubikcentimetre 

 ved Atmosfærens Tryk. Ved at gentage Forsøget fandt jeg, at 

 den samme Luftmængde strømmede igennem i 1017 Sekunder. 

 Antages nu, at den opsanilede Luftmængde forholder sig ligefrem 

 som Trykditferensen, faas heraf, at der, hvis der intet Tryk havde 

 været i Pumpen, i en Time vilde være opsamlet et Volumen Luft lig 



Fig. 1. 



