DE L'ARC MERCURE-PLATINE. 609 
Caoutchouc fermé Caoutchouc ouvert 
4° 153.5 divisions 143 divisions 
® 159,5  » 142,5 >» 
E Ÿ 164,5 » 142,9 » 
De TU » ADR > 
+ 159 » 142,5 » 
(1 180 » 142,2 » 
Yu 183.5 » 143 » 
8° 190,5 » 143.9 » 
La suppression de la communication avec la pompe 
augmente, on le voit, la tension des vapeurs et élève 
le voltage aux bornes”. 
Pour mesurer la différence de potentiel, on branche, 
sur les bornes de la lampe, le circuit C, W G, compre- 
nant le galvanomètre et la boîte de résistance. Ce cir- 
cuit peut être aussi branché sur la pile étalon E’ au 
moyen du commutateur C’,. Cette pile de comparaison 
estun étalon Weston (force électromotrice 1.0213 volt). 
Le rheostat W est constitué par des boîtes de résis- 
tances (de 50.000 à 100.000 ohms), de façon à obte- 
nir, en les combinant avec le shunt, des déviations à 
peu près du même ordre au galvanomètre, soit avec la 
lampe, soit avec la pile étalon. On élimine ainsi les 
erreurs dues au défaut de proportionnalité entre l’in- 
tensité et la déviation et l’on peut supprimer la correc- 
tion relative à la tangente de l’angle de déviation. 
Le shunt est introduit en circuit au moyen du pont 
de cuivre p, plongeant dans deux godets à mercure. Ii 
contribue aussi à amortir convenablement les mouve- 
ments du cadre galvanométrique résultant des fluctua- 
1 Voir Stark u. Reich Physikal Z. $S. 4, page 321, 1903. De 
Valbreuze, Bulletin Soc. intern. Electriciens (2), 3, p. 525, 1903. 
