34 ROTATION ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE 



C'est le dispositif dont s'est servi M. Lécher. La fig. 1 1 

 le montre en coupe et en élévation. 



Les deux aimants sont pinces dans deux traverses en 

 laiton, pp et nn,' qui sont elles- 

 mêmes fixées à angle droit sur 

 l'axe de l'appareil. Cet axe est 

 maintenu vertical et très facile- 

 ment mobile par les pointes et 

 les godets coniques en d et en e. 

 Une goutte de mercure dans le 

 fond de chaque godet assure le 

 contact. Une poulie w sert à 

 faire tourner l'appareil en lui 

 communiquant une vitesse an- 

 gulaire w. La petite traverse ce 

 sert à fixer, quand on le veut, 

 la suspension bifilaire, tandis 

 qu'un petit miroir collé sur l'axe 

 permet de mesurer très exac- 

 tement l'angle de déviation. Les hachures dans la figure 

 indiquent les pièces confectionnées en matières isolantes. 

 Les aimants n'étant que pinces dans les traverses on peut, 

 en les abaissant ou les élevant légèrement, supprimer 

 ou établir à volonté le contact métallique entre eux et 

 la traverse supérieure pp. Chaque aimant peut aussi être 

 remplacé par un barreau de laiton de même poids qui 

 se fixe de la même manière et qui peut donc faire ou 

 ne pas faire contact avec la traverse supérieure pp. En m 

 la traverse nn porte deux fils rigides, perpendiculaires 

 à la traverse et à l'axe de rotation, et recourbés à leurs 

 extrémités libres de façon à plonger dans le mercure 

 de la rigole circulaire g. On peut à volonté faire pion- 



