2o4 EMPLOI DU COMPTE-GOUTTES POUR LA 



pipette pour comparer diverses solutions, la pression 

 repasse toujours par les mêmes valeurs, aussi les résul- 

 tats sont-ils considérés par lui comme comparables. 

 Mais il recommande d'opérer à pression constante et 

 seulement sur des concentrations comprises entre 1 

 et 20 \\ si l'on veut atteindre une certaine précision. 



Première Série de Recherches. 



Dans celte première série, nous avons cherché à 

 déterminer le terme P de la formule P ^ 27:ry par la 

 pesée directe de goutte tombées d'une pipette. 



Pour opérer dans des conditions aussi comparables 

 que possible^ nous avons effectué nos mesures à tem- 

 pératures fixes : ce résultat a été obtenu en plaçant la 

 pipette dans une étuve convenablement réglée. Voici 

 les détails de notre dispositif (voir PI. IV, fig. I). 



De l'étuve. 



Cet appareil est constitué par une enceinte en verre, 

 à double enveloppe, chauffée par un courant de vapeur 

 provenant d'un liquide en ébuUition. Les vapeurs de 

 chauffe circulent dans l'espace annulaire AA' ; elles 

 proviennent d'un ballon B placé latéralement et vont 

 se condenser dans un réfrigérant R. A l'intérieur, le 

 tube vertical TT' est destiné à recevoir la pipette P, 

 qui se trouve ainsi maintenue à température constante. 



La température de l'étuve est donnée par un ther- 



