236 EMPLOI DU COMPTE-GOUTTES POUR LA 



ment avec ces trois pipettes et une quatrième (D) dont 

 il sera parlé plus loin. 



L'aspiration du liquide se fait au moyen d'une poire 

 en caoutchouc (C) par un ajutage latéral, soudé à la 

 tige de la pipette au-dessus d'un robinet (L) en verre. 

 Après avoir rempli par aspiration la pipette jusqu'à un 

 ou deux centimètres au-dessus du renflement, on ferme 

 le robinet et on serre avec une pince (K) le caout- 

 chouc reliant la poire à l'ajutage. La pipette est alors 

 portée dans le tube TT'. La dilatation de l'air enfermé 

 entre le liquide et le robinet produit d'abord une pres- 

 sion qui provoque l'écoulement d'un certain nombre 

 de gouttes pendant réchauffement. A mesure que le 

 liquide approche de l'équilibre de température avec 

 l'enceinte, les gouttes s'espacent davantage. Lorsque 

 l'équilibre est atteint, c'est-à-dire au bout de 10 à 15 

 minutes, le robinet est entr'ouvert et le niveau du 

 liquide amené au trait de jauge supérieur. On referme 

 alors le robinet, le bouchon obturateur au bas du tube 

 T est enlevé et on lui substitue un support en verre 

 portant une petite éprouvette tarée (M) destinée à rece- 

 voir les gouttes. Le support étant assujetti avec un 

 bouchon, l'éprouvette présente son orifice en face de 

 la goutte en formation, à un ou deux millimètres au- 

 dessous du bec de la pipette. Ouvrant alors le robinet, 

 on laisse écouler le liquide en comptant le nombre des 

 gouttes, jusqu'à ce que le niveau dans le renflement 

 ait atteint le trait de jauge inférieur. Le porte-éprou- 

 vette est rapidement enlevé pendant le court espace qui 

 sépare la chute de deux gouttes successives. Après 

 avoir noté le nombre des gouttes recueillies, on ferme 

 l'éprouvette avec un bouchon et le poids du liquide 



