2d8 emploi du compte-gouttes pour la 



de deux goulies successives augmente. C'est ainsi qu'en 

 adaptant différents capillaires à une même pipette, 

 nous avons eu pour le benzène : 



Les intervalles n'ayant pas été mesurés avec une 

 grande précision, nous ne donnons cette expérience que 

 comme confirmation d'un phénomène déjà suffisam- 

 ment établi par les mesures de Frankenheim, de Gu- 

 thrie, de Hagen et de M. Lenard. 



Nous avons donc considéré ce premier point comme 

 prouvé et nous n'avons tenté de comparer entre eux 

 que les résultats obtenus en adaptant le même capil- 

 laire à la même pipette \ 



Influence de la pression hydroslalique. 



A mesure que la pipette se vide, la pression hydro- 

 statique sur la tranche de liquide située à l'orifice infé- 

 rieur diminue. Cet abaissement de pression se traduit 

 par un ralentissement d'écoulement qui diminue le 



' Pour donner une idée de l'importance de cette condition, nous 

 croyons bon de citer encore l'observation suivante : Un même 

 volume de bromure d'éthylène, qui, dans une première expérience 

 où la rentrée de l'air dans la pipette se faisait à travers un robinet 

 à peine entr'ouvert avait fourni 225 gouttes, n'en fournit plus que 

 190 lorsque l'air rentre plus librement par le robinet entièrement 

 ouvert. Le poids des gouttes a donc varié dans le rapport de 1 à 

 1.18. 



