264 EMPLOI DU COMPTE-GOUTTES POUR LA 



Si l'on compare ensuite les valeurs de y obtenues 

 pour un même liquide avec des pipettes différentes, on 

 serait tenté de lesconsidéreràpremière vue comme assez 

 concordantes; cependant, d'après les résultats obtenus 

 avec l'anisol, qui se prêtent le mieux à cette comparai- 

 son, on observe que l'écart maximum entre les diverses 

 valeurs de y est de 1 "/o environ, tandis que les gouttes 

 peuvent être pesées avec une précision de 3 7oo* 



Le tableau IV est dressé de la même manière que 

 le tableau III et se rapporte à un autre groupe de corps 

 dont les valeurs de y avaient été déterminées par 

 MM. P. Dutoit et L. Friederich' sur les échantillons 

 même utilisés pour les pesées avec la pipette B. Le 

 coefficient Q de celle-ci a été déterminé par des expé- 

 riences préalables sur Vacétophénone dont les valeurs y 

 ont été fixées par les mêmes auteurs : 



Pipette. Capillaire. Q 



àf = 'l07».94 77°,2 32%3 



0,0006409 0.000f>4U 0,0006386 



Tableau IV. 



* Pipette B, Capillaire I. 



Diphénylméthane Diméthylaniline Benzophénone Paratoluidine 



OOOOO 00 



t = 77.2 54.0 77.2 32.-3 107.4 54.2 107.9 -54.2 



y = 32.07 34.54 29.30 34.28 34.30 40.12 28.32 32.27 



Valeurs- vraies de V = 35.83'' - 29.19 34.23 34.65 40.50 27.10 31.86^ 



Ecart entre 

 les 2 valeurs de y = 11 % — '0-8% 07o 0-9% 1" n ^-ô",. 1" „ 



' Archives, t. IX, p. 105 (1900). 



- Interpolées de façon à les ramener aux températures t. 



^ Extrapolées depuis 107'». 



