DK IHaiX MI'TAUX lUl'F KKKNTS, 



211 



Uno ()elito halance seiisihie à ' ,„„ „„„ de mmg. est 

 adapté an moyen de renihoiichiire T (fig. 3) à la |)ai-- 

 tie optique du dilatométre Abhe-riiHViel] ; ce d(M*nier 



^"H NnlJlllIllMIi// 



Fig. 3. 



applicpie le principe de Fizeau à l'étude de la dilatation 

 des solides. 



Un petit étrier S est fermé à sa partie inférieure par 

 une pièce d'acier trempée, horizontale et plane qui 

 sert d'appui au couteau du fléau C. Un disque circu- 

 laire A, fixé à l'armature D, porte sur son pourtour trois 

 vis verticales sur lesquelles s'appuie une lame de verre 

 V à faces planes mais non parallèles. Le disque A est 

 perforé de façon à livrer passage à d'autres vis au nom- 

 bre de trois fixées au fléau G ; sur ces dernières vis 

 s'appuie une seconde petite lame v dont la face infé- 

 rieure est travaillée à l'émeri. Le disque de laiton dor^ 



